Die wichtigsten Methoden beim Arbeiten mit Pilzen und Bakterien. 



595 



wie aus der Fig. 1 52 a ohne Scll^^^erig•keit zu entnehmen ist. Infolge dieser 

 sinnreichen Konstruktion ist eine ausgezeichnete Dichtung des x\pparates 

 verbürgt. Das untere Ende des Hahnl)olzens darf nicht über die Konkavität 



Fig. loa. 



Fig. 134. 



des Deckels hervorragen, damit beim Abziehen 

 desselben ein Zerbrechen des Hahnes sicher ver- 

 mieden ist. 



Als Dichtungsmittel für die Schliffflächen 

 empfiehlt Arthur Meyer beim (lebrauch des 

 Apparates in Temperaturen unter 28° C wasser- 

 freies Lanolin (Adeps lanae puriss. anhydric. T. 

 ;i8 — 40** C). Für höhere Temperaturen benutzt 

 Meyer ein geschmolzenes Gemisch von 40 g 

 Wollfett und 30// Karnaubawachs. Damit werden 

 die Schliffe eingefettet und die Masse durch 

 Drehen und Drücken der aufgepalUen Schlift'tcih' 

 dazwischen gleichmäßig blasenfrei verteilt. Zur 

 Sicherung des Verschlusses zwischen Hahnbolzen 

 und Tul)us wird die rtiiiiic / noch mit frischge- 

 sclimolzciicm Lanolin vei'gossen. 



Zur Kilcichtcrung (h'S Abhebens des Deckels 

 vom Kiiltuivakunni dient dei- in Fig. 153 abgebil- 

 dete liolzblock, wie ihn ih-iileniann (I.e.) an- 

 gibt. Tu diesen wii-d das Kulturvaknum einge- 

 schoben und dann (h-r DeckeL mit (Ut llachen 

 Hand gehalten, seitlich wagiccht abgeschoben. 

 Nötigenfalls wärmt man den Dcckdiand xorsich- 

 tig mit dei' Hunsenllanime an. 



Znm Messen der im Kidfni-vakunni herrschenden Drnt 

 dienl das 



ke unter '.»5 nnii 



Qnecksilbei 



Kultiirnianometer A. Meyers. 



Dasselbe isl nnniitlrlhar an dem Knilursehaleniriiger mit einer Kugel- 

 aiii'hiingevorrichlnng angebrachl, so dal'i es sich von selbst immer senk- 

 recht einstellen mnt'.. Fig. 151 zeigt nns das einseitig gescidossene 

 Maiionieterrohr nach einer .\hliil(|iiiiM ;,iis Mci/irs l!esclir(>ibnng in nafilr- 

 licher (li'öl'ie. Dasselbe ist \20 iinii lang iiml besit/t eine imieir Lichte von 



«8* 



