596 



F. Fuhrmann. 



Fig. 156. 



5 mm, die an den für die Mossunp: bestimmten Teilen ^enau einp^ehalten 

 ist. Der offene Sclienkel besitzt bei K eine kuj^elförmi^'-e Erweiterung;, die 

 sich nach unten in eine Vereniiunp- (J) von etwa lö m)n innerem Durch- 

 messer fortsetzt. .. lö mm vom untersten, iiuliersten Punkte der <?cho^-enen 

 Stelle des Rohres entfernt ist im offenen Schenkel eine nach oben offene 



6 mm lanjje Spitze (sj zum Abfanjien der Luftblasen eingeschmolzen. " Das 

 ^lanoraeter wird bis 4 mm über die i^enainite Spitze mit reinstem, trockenem 



Quecksilber gefüllt. lu die kugelige 

 Erweiterung K kommt zuerst ein 

 wenig I)aunnv()ll('. dann ein(J('menge 

 von Watte und echtem Kausch- 

 gold, um austretende Quecksilber- 

 dämpfe zu absorbieren. 



Das Manometer ist an einer 

 vernickelten oder besser vergol- 

 deten Skala angebracht , die eine 



durchgehende Millimeterteilung 

 trägt. Meyer ließ zum leichteren 

 Ablesen je 5 mm durch Punkte 

 markieren und von 10 zu 10 mm 

 beiderseits Zahlen einschlagen. An 

 der Manometerskala ist noch ein 

 in halbe (irade geteiltes Thermo- 

 meter angebracht, dessen Meli- 

 bereich zwischen + 12 und + 45° C 

 liegt. 



Fig. 1Ö5 stellt die Kulturschale 

 mit dem daran aufgehängten Kul- 

 turmanometer dar. Bei K ist 

 letzteres in einer konischen Dohrung 

 mit einer Kugel aufgehängt, il/ ent- 

 spricht dem Manometerrohr, wäh- 

 rend S die Skala ist. An ihr be- 

 festigt ist noch das Thermometer T. 

 Das Manometer ist. wie ersichtlich, 

 fertig gefüllt und enthält in der Erweiterung l)ei-eits die mit Schaumgold 

 gemischte Watte. 



Um nun aiuh Drucke über ^bmm Hg messen zu können. i)e(lient man 

 sich eines Quecksilbermanometers, das Arthur Meyer^) für die Messung 

 der hohen Sauerstoffkonzentrationen uiitei- Überdruck benutzt. Man schaltet 

 dann nur ein T-Stück zwischen Kiilturvakuumgefäli und Manometer, wie 



') Arthur Mei/ir, Apparat für die Kultur von Baktoricn Ikm Imhcn Saucrstoff- 

 konzcntrationen, sowie zur Bestimmung der Sauorstoffmaxima der Haktorionspczies und 

 der Tntunfjsz«>itpn bei hölieron Saucrstdffknnzoutriitioncn. Zoiitralld. f. Hakt. II. Abt. 

 Bd. 10. lUUC). S. ;JU2. 



