598 ^- Fuhrmann. 



senkrechte Schenkel wird mit dem Schhmchansatz des Knltnrvaknnms (s) 

 dnrch einen iinten Drnckschlanch verbunden. Alle drei Hähne werden nun 

 greöffnet und je ein horizontaler Schlauchansatz mit der Luftpumpe und mit 

 dem yuecksilbermanometer verbunden. Nun pumpt man bis zum j^ewünschten 

 Manometerstand aus. Jetzt schlielit man zuerst den Hahn des Kulturvakuums, 

 dann die beiden anderen Hähne und nimmt Manometer und IMimpe ab. 



..Man hat. wenn man in dieser Weise verfährt, allerdings keine an- 

 dauernde Kontrolle über den im Kulturvakuum herrschenden Druck, wie 

 das bei der Benutzung' des Kulturmanometers, welcher sich im Kultur- 

 vakuum selbst befindet, der Fall ist, doch läl'it .sich der Druck jederzeit 

 leicht kontrollieren. Zu diesem Zwecke setzt man das Svstem Kultuivakuum. 

 T-lJohr, ]\Ianometer und Luftpumpe wieder zusammen, öffnet nur die T-Kohi- 

 hähne und evakuiert, bis das Manometer den zu kontiollienden Stand an- 

 zeigt, dann erst öffnet man den Hahn des Kulturvakuums, es muli nun 

 natürlich, wenn der Druck unverändert ijeblieben ist. auch der Quecksilber- 

 stand des Manometers unverändert bleii)en." ') 



Die Zucht mit dieser Ai)i)aratur wird mm folgendermai.»en aus- 

 geführt : 



Das unmittelbai- vor dem Gebrauch sehr uut ausgekochte Nährsubstrat 

 wird möglichst rasch zu Platten verarbeitet, die dann nach dem Erstarren 

 sofort in den Schalenträger eingestellt werden. Hierauf wird maximal eva- 

 kuiert. Soll jedwede Spur von Sauerstoff entfernt werden, so stellt man noch 

 eine Schale mit alkaUscher Pyrogallollösung ein. (Siehe d. Handbuch. IUI. IV. 

 S. 1245, wo die am besten al)sorl)ierenden (Jemische angegeben sind. In 

 diesem Falle verwendet man .sofort die Lösung, da ja nachherige Wasser- 

 auffüllung ausgeschlossen ist.) Vm einen wasserdampfgesättigten IJaum zu 

 haben, gielit man vorher in das VakuumgefäU ein wenig Wasser. Die ver- 

 wendeten Petrischalen solloi einen Durchmesser von li) iinii haben. Man 

 kann auch an Stelle einer Pyrogallollösung die Durchspülung des \'akuums 

 mit Wasserdamj)f anwenden, um den Sauerstoff zu verdrängi'U. In diesem 

 Falle gielU man etwas mehr Wasser ein uml ei'wäi'mt das Kulturvakuum 

 auf ca. 26" C. dann evakuiert man längere Zi'it. wobei das Wasser im Sieden 

 bleibt. Man muli daiiei den ganzen Apparat bei dieser Temperatur halten. 

 Aulierdem ist es zwcckmäliig. in diesem Falle einen Scliwefelsäuretnrm 

 zwischen Kulturgefäb und Trockenröhre noch einzuschalten, um in letztere 

 mögdichst wenig' Wasserdampf zu bekiunnu'n. 



\'iel wichtiger noch ist der Mai/crschv Ajipaiat abei' für die Züch- 

 tung in einer Atm()S|)häi'e von bestimm fem Sauerstoffgchalt. Um 

 nun zu nniglichst genauen Frgebnissen zu gelangen, ist es mit wendig, in 

 erster Linie den Nälii'boden so luftfrei als niöiilich zu hain'u. P.ekanntlich 

 enthalten die au der Luft stehenden (iailertcn. Agai'. (ielatine und alle 

 flüssigen Nährsubstrate ziemlich beträclitliclic Mciil;cii Luft, also auch Sauei'- 

 stoff. die sich unter der Luft|)um|)e nicht so leicht ohne weiteres entfernen 



') Zitiert linürmann. Zontrall.l. f. Hakt.. II. Alit. Bd. 23. imi9. S. 41B. 414. 



