Die wichtigsten Methoden beim Arbeiten mit Pilzen und Bakterien. 605 



in der e = Tension des Wasserdampfes der Tabelle I ist. Ist Kalilauge im 

 KulturgefälJ. wird an Stelle von e k der Tabelle II eingesetzt. 



Bredemann (1. c.) hat für eine Eeihe Manometerstände die zugehörigen 

 Sauerstoff mengen berechnet, die in Tabelle IV (S. 604) zusammengestellt sind. 



Mit Hiüe der vorher genau beschriebenen Apparatzusammenstellung 

 lassen sich demnach in sicherer Weise anaerobe Kulturen vornehmen und 

 Reinzüchtungen anaerober Bakterien ausführen. Aulierdem ist es mögüch. mit 

 ausreichender Genauigkeit die Sauerstoffminima für vegetative Bakterien- 

 zellen, für die Sporenbildung und für die Sporenkeimung zu bestimmen. 



Kultur unter erhöhtem Druck in Preßluft oder Preßsauerstoff. 



Unter den mehrfach beschriebenen Apparaten für Untersuchung des 

 Bakterienwachstumes unter erhöhtem Druck in Preliluft oder komprimiertem 

 Sauerstoff steht an erster Stelle derjenige von Arthur Meyer. ^) Die ganze 

 Einrichtung besteht aus einem PrelJapparat und einem Druckraum 

 mit den Manometern etc. 



Als Preßapparat dient eine Stahlflasche, die mit komprimierter 

 Luft gefüllt ist. Dieselbe hat einen Piauminhalt von ca. 10 l und die 

 Luft steht unter einem Drucke von 100 — 150 ky. An dem StahlzyUnder 

 wird mit HoUänderverschraubung ein ..S-Automat" angelegt. Derselbe ist 

 aus zwei Federmanometern, einem Druckreduziej'ventil. einem Sicherheits- 

 ventil und einem Absperrhahii zusammengestellt. Das Anschluiirohr zur Gas- 

 ül)erleitung in den später zu beschreibenden Druckraum ist am besten 

 aus Kupfer gefertigt. Das der Stahlflasche zunächst stehende Manometer 

 dient zur Messung des (iesamtdruckes im Stahlzyliuder. aus dem sich der 

 Inhalt leicht berechnen läiit. Es darf aber nur bis zu einem Drucke von 

 150 kg gebraucht werden und trägt eine Skala mit einer Teilung nach 

 10 ^^r-Drucken. Die in der Flasche ix'findliche Luftmenge (m) wird nach 

 der Formel ni = p.l berechnet, in der p den abgelesenen Manometerdruck 

 und 1 den auf der Stahlflasche angeschriebenen Pauminhalt derselben in 

 Litern bedeutet. 



Das zweite .Manometer gehört zum Druck reduzierventil und zeigt 

 an. iintei' welchem Druck das in den Diuckraum einströmende Gas steht. 

 Es wii-d entweder für einen .Maximaldiuck von 15 oder WO ky geliefert 

 und Insitzt eine Skala mit 1 hy Teilung. In \'eil)indung mit diesem Druck- 

 messer steht das Keduzierventil. Im wesentlichen besteht es aus eiui'm 

 Üeduzieiventilkasten. in den die l'reliluft aus einer l)eliel)ig veränderliciion, 

 aber kleinen Öffnung einströmt, wobei sie entspannt wird. Ein llebelwerk, 

 auf das eine I'lügelschianlte von aiil'ien einwirkt, booigt die feine \'erstellung 

 der (iröl'ie dci' Fin>trömöffiiung. Ileiausscliranl)en dei' l-'lügelscluaube ver- 

 niiiideil den Druck, llineinschiauben eihöht ihn. l)a> Druckredu/ierveulil 

 ist durch ein Sicherheitsventil gesichert, l'nbenützt .soll die Druckredu/ier- 

 schiaube des \Cnlils imnu-r so weit herausgeschraubt sein, bis kein l'(>dei- 

 drnck mehr daran! herrscht, was sich am leichten (iang .sofort bemerkbar 



