6Q3 F. Fuhrmann. 



TiüLrt dieses Manometer. Für relativ niedere Drucke unter ö kg empfiehlt 

 sieh die Ansehaffuni»- eines zweiten passenden Fcdcrmanometers. welches 

 eine in ^U^ky iieteilte Skala mit dem Melibereich von 1 r> kg aufweist. 

 Für die Messun}.>- sehr niedriger Überdrucke von 1- '1kg verwendet Arthur 

 Meyer sein „Quecksilhermanometer", das im vorhergehenden Abschnitt auf 

 Seite 597 bereits beschrieben ist. 



Das Arbeiten mit diesen Apparaten jjestaltet sich nun nach Arthur 

 Meyer (1. c. S. 393) foltfendermaßen: „Man stellt zuerst das Reduzierventil 

 des Preßjiasapparates auf den Druck ein. bei dem das Wachstum statt- 

 finden soll, stellt dann die Kulturen in den Druckraum, dessen Boden man 

 mit etwas Wasser bedeckt hat und legt den Deckel auf. 



Dazu wird die vorher in Wasser getauchte (iummischeibe. wenn sie 

 noch neu ist, am Rande mit einer Marke (einem sehr kleinen Ausschnitt 

 z. B.) versehen und so auf den Rand des Deckels aufgelegt, dab die Marke 

 über der Zahl liegt, die sich am Rande des Deckels befindet. Der Deckel 

 wird dann so aufgelegt, daß seine Zahl über der in den Rand des Kultur- 

 gefäües eingeschlagenen Zahl zu liegen kommt." Dann stellt man den 

 Bügel hoch und schraubt die Schraube desselben (s. Fig. 159) fest, damit 

 der Deckel stark niedergedrückt wird und so Rillen in die neue Scheibe 

 gepreßt werden. Alle Viertelstunden etwa 4— 5mal wiid die Schraube mit 

 dem Schlüssel maximal nachgezogen. Dann erst nimmt man den Apparat 

 in (iebrauch. Man verbindet den Preßapparat mit dem Druckapparat und 

 läßt nach richtiger Einstellung des Reduzierventils durch öffnen des Ein- 

 strömhahnes langsam so lange Preßluft einströmen, bis das Manometer des 

 Druckgefäßes den gewünschten. Druck anzeigt. Dann schließt man alle 

 Hähne. Ik'i der Entnahme der Kulturen ist darauf zu achten, daß nur 

 langsam die Luft aus dem Druckgefäße ausströmt, wozu die Auslaßöff- 

 iiung unter dem Sicherheitsventil (Fig. 158) dient, (iallertige Nährböden 

 werden sonst von der rasch ausströmenden Luft vollständig zerrissen. Des- 

 halb vermindert man zuerst den Druck auf etwa 2 kg und schließt 

 wieder den Druckraum. Jetzt lüftet man ein wenig die Verschlußschraube 

 am Bügel, damit der noch herrschende Cberdruck den Deckel lockert. 

 Dann erst läßt man langsam die Preßluft vollständig austreten. 



Die in dem Druckgefäß herrschenden Sauerstoffmengen werden 

 nun nach A. Mcycr (1. c.) nach folgender Formel berechnet, wenn Feder- 

 manometer zur Anwendung kommen: 



,.„• , T, ,., <.. '^0-9 273 + a -|-(k.735-5) , , ,,, , ,^^^ 

 Mdhgramm () in der ^ '"^''''"^^ =iqq •273X1- ^760 ^-l'-i--^-- ^^0. 



Daii)i bedeutet: 



t = Lufttemperatur in dem Di uckiauin bei der .Manometerablesung; 

 a = Barometerstand bei der Aiclimig des Manometers; 

 k = am Manometer in Kilogrammen abgelesener Druck im Druckraum; 

 209 = \olumi)rozente () in der atmosphärischen Luft; 

 — 273 = absoluter Nullpunkt. 



