g'22 Sigmund Fränkol. 



aus dem Kolben direkt die yaiize Menge des Extraktionsniittels abdestil- 

 lieren. Durch diese Anordnung hat sich die Zeitdauer der Extraktion hei 

 voUget'üllteni Extrakteur fast auf die Hälfte reduziert; der Grund liegt 

 darin , daß die Heberwirkung häufiger als früher bei den normal kon- 

 struierten Apparaten eintreten kann. Bei diesen kommt es sehr oft vor 

 und besonders, wenn man mit niedrig siedenden Extraktionsmitteln ar- 

 beitet, dal) der Hel)er nicht in Aktion treten kann, weil der Auftrieb der 

 Dämpfe dem Überdruck der Flüssigkeitsmenge im Extrakteur mindestens 

 das Gleichgewicht hält. Man ist dann genötigt, die Heizung abzustellen 

 und den Kolben, der den Extrakt aufnimmt, al)zukühlen, was mühsam und 

 zeitraubend ist. Der oben erwähnte Hahn A gestattet imn. durch einfaches 

 (")ffnen den Druck der Flüssigkeitssäule plötzlich bedeutend zu erhöhen, 

 so daß der Heber zu ziehen beginnt. Man kann dann den Hahn schließen, 

 ohne daß die Heberwirkung davon beeinflußt würde. Der modifizierte 

 Soxhletapparat hat an seiner tiefsten Stelle einen großen Hahn (\ durch 

 Avelchen man eventuell zum Schluß alles Lösungsmittel in den Kolben ab- 

 lassen kann. Dieser Hahn C spielt eine Rolle, wenn durch irgend einen 

 Zufall das Heberrohr, beispielsweise durch Auskristallisieren der Substanz, 

 verstopft wird. Der Deckel des Apparates ist mittelst einer Kork- 

 dichtung auf das Hauptstück zugepaßt und mit sechs Stellschrauben 

 befestigt. Auf dem Deckel ist ein großer Schlangenkühler von über 1 w 

 Länge und doppelten Kühlflächen aufgesetzt, der oben wieder mittelst 

 Kork mit einem langen, nach abwärts gebogenen Glasrohr in Ver- 

 bindung steht, das in ein Gefäß mündet, in welchem Quecksilber das Rohr 

 sperrt. Der ganze Apparat wird auf einen großen Jenaer liundkolben 

 mittelst Kork dicht aufgesetzt. Diesen Rundkolben heizt man entweder mit 

 einem elektrisch betriebenen Wasserbad oder auf einer großen elektrischen 

 Heizplatte. Bei den elektrischen Bädei'u und Heizplatten muß man darauf 

 sehen, daß die Umschaltnngen nicht in der Nähe vom Heizkörper sind, 

 sondern recht weit entfernt davon, damit nicht eventuell beim rmschalten 

 Funken abspringen und zu einer Zündung Veranlassung geben. Alle Korke. 

 welche genau i)assend und aus bestem, wenig porösem Material sein sollen. 

 werden mit einem ziendich wässerigen, dünnflüssigen Gipsbrei nach dem 

 Einfügen überstrichen, um eine erhöhte Dichtigkeit zu erzielen. So bildet 

 dieser Apparat ein völlig geschlos.senes Ganzes, aus dem nur minimale 

 Mengen von Lösungsmitteln bei dem Quecksilberverschluß entweichen können. 

 Die Bruchgefahr ist eine geringe. Gegen den Siedeverzug geben wir ent- 

 weder mit l'etroläther gew'aschene Holzspäne oder (Jlaskapillaren in den 

 Kolben. Ist der Gang des y\pi)arates einmal reguliert, so kann man ihn 

 ohne weitere Beaufsichtigung trotz der großen Mengen feuergefährlicher 

 Kxtraktionsmittel im Jiaboratorium laufen lassen. Große Vorsicht ist mir 

 notwendig bei der Befestigung des Kolbens, um einen Bruch desselluMi zu 

 verhüten, welcher natürlich dann, wenn Feuci' in dei' Xähe wäre, zu einem 

 Brande Veranlassung geben könnte. 



