Die Methodik der Plankton-Untersuchung. 649 



Wenn das Netz aus dem Wasser gehoben wird, tritt der große 

 Übelstand ein, daß der bis dahin etwa 8 mm betragende Innendruck auf 

 das 200fache und höher austeigt und unter diesem Druck der etwa 500 l 

 betragende Wasseriuhalt durch die Poren entleert wird. Dabei gehen dann 

 alle sehr kleinen Planktonten, soweit sie sich nicht zwischen den Haaren 

 und Borsten der größeren Planktonten festgelegt haben, verloren. 



Dieser Übelstand ist unvermeidhch, läßt sich aber verringern, wenn 

 ein anderer Netztypus, den ich vorgeschlagen habe, der aber noch nicht ge- 

 nügend geprüft worden ist, verwendet wird. Ein rechteckiges Netz mit unten 

 und oben gleichem Rahmen von 165 und 6'1 cm Seite, also einer Eingangs- 

 öffnuiig wie bisher von 0"1 cm- Fläche, wird mit einer 90 cm hohen Netz- 

 wand, deren Fläche 30 780 cm'^ sein würde, bespannt. Darunter findet sich 

 ein Beutel aus dichterem Zeug, in den der Fang hinabgespült wird, um 

 schließlich durch einen Hahn zu weiterer Verarbeitung entleert zu werden. 

 Bei dem Herausheben dieses Netzes würden nur 50 l Wasser zu entleeren 

 sein, außerdem würde die aufsteigende Orbitalbewegung der AVellen den 

 Fang nicht entleeren können , weil die Netzwände senkrecht stehen. Die 

 Vermeidung dieser Gefahr macht den dichten Aufsatz des jetzt im Ge- 

 brauch befindhchen Planktonnetzes entbehrlich und die neue Netzform kann 

 sehr viel rascher sinken, setzt auch dem Aufzug nicht soviel Widerstand 

 entgegen, als dies die jetzt üblichen Netzformen tun. Die Gefahren bei 

 Berühren des Bodens bleiben freilich bestehen, auch könnten kräftige 

 Schwimmer dieser Eiiigangsform leichter ausweichen, als l)ei dem in Fig. 16r> 

 gezeichneten Netz, endlich kann die absteigende Orbitalbewegung schäd- 

 lich sein. 



Die Berechnung der Wirkung dieses Netzes ist folgende. In das auf- 

 steigende Netz kann nicht mehr Wasser einströmen, als aus ihm hinaus- 

 filtriert, daher besteht die Hauptgleichung: Einstrom — Ausstrom. 



Wii'd das Netz mit der Sekundengeschwindigkeit Vo von 50 cm auf- 

 gezogen und sei die Eingangsöffnung 1000 cm'\ so könnten 50000 cm^ in 

 der Sekunde einströmen, aber weil eine Netzwand hinter der Öffnung 

 ausgespannt ist, stellt sich diesem Einstrom ein Druck (^o ini Netz, der 

 die Filtration durch die Netzwand zu erzwingen hat, entgegen. Da die 

 Netzwand :i2 5S0r/yr- beträgt, müßten in der Sekunde durch den Quailrat- 

 zeiitimeter filtrieren 50.000 : .")2.580 rr: 1-5;U() cm^. 



Nach der auf S. (UT gegebenen Tabelle eri'ordert diese Filtration einen 

 Druck f\, von OlA'l cm Wasser. Der Druck, der der Bewegung von 05 Sek.«» 

 JKinivalent ist, berechnet sich nach der l>'onnel v-, "-ri^d. wobei ich l*g 

 für Kiel zu \\)(V1 cm rechne, v die Geschwindigkeit und d den Druck be- 

 deutet. Der Diuckwert d„ wird danach \-'M cm. Diesem .\uüendruck steht 

 der obige Iiinendnick von Sq — 0*742 entgegen. Der /in \eitiigniig stehende 

 l herdiiick beträgt also d„ ^^, d. ;dso i;". l ()-74l* — 0-598<-m. Nach 



der l"'(Miiiel V — |/i>g . (T erhall e ich (buch (h'U Druck von 0-598 cm eine 

 Einstromgeschwindigkeit von v, = 3425 Sek. cm. Dit'se Geschwindigkeit ist 

 VW gerinii. die ( ieschwindiiikeil V(Mi 50 c*// war /u groll. Die Summe dei' 



