14 Konstante der inneren Reibung. 



und deren relativer Geschwindigkeit proportional sein muß, wobei siel 

 ergab : 



n r"^ .p .t 



wo die Buchstaben die gleiche Bedeutung haben wie oben. 



Da nun die Flüssigkeit im Körper, wie besonders im Versuch mit Glaa- 

 capillaren irgendwo aus diesen herausfließt, muß die Ausströmungsenergie ii 

 einem Korrektionsfaktor in Rechnung gestellt werden, wobei sich für den 

 genauen absoluten Wert Qi ergibt: 



7t.p.r*.t vd 



r*.p.d \ 



8 .V .rj 8 .71 .t.l \ ^2' 



wobei (l die Dichte der Flüssigkeit bedeutet. 



Hieraus folgt, daß mau die Konstante der inneren Reibung 

 einer Flüssigkeit erhalten kann, wenn man deren absoluten Werj 

 für eine andere kennt, indem man beide aus der gleichen Capil« 

 lare ausströmen läßt und die Zeiten mißt, welche zum Ausströmen 

 einer Flüssigkeitssäule von gleicher Höhe nötig sind; es verhall 

 sich dann nämlich: 



92 -Qi = (kt^-.diti, 



wenn rfg ^^^d d^ die Dichten und ^2 und ti die Ausflußzeiten sind. Ist dei 

 Unterschied der Dichten sehr klein, wie man es praktisch z. B. füi 

 Blut und Wasser annehmen darf, so verhalten sich die Konstanten wi« 

 die Ausflußzeiten, also wird man, wenn die zu untersuchende r] genanni 

 und die bekannte gleich 1 gesetzt wird, einfach annehmen können: 



t2 



Der Bestimmung der beiden Ausflußzeiten dienen nach Ostwalds Vorgang 

 verhältnismäßig einfache, als Viskosimeter bezeichnete Vorrichtungen, bei 

 welchen mit der zu untersuchenden Flüssigkeit ein kleiner Raum von genat 

 bestimmtem Inhalt, der zu einem U-förmigen Glasrohr gehört, gefüllt wird 

 (durch Hinaufdrücken oder -saugen durch die Capillare) und dann die Zeit 

 binnen welcher er sich , wieder durch die Capillare hindurch , genau vor 

 Marke zu Marke entleert, mittels Stoppuhr bestimmt wird. 



Die Triebkraft für das Ausfließen ist hier einfach die Schwere dei 

 Flüssigkeit, was für leichtflüssige Körper, wie Wasser, Alkohol, Äther usw 

 auch genügt, so daß, wenn durch einen mit entsprechenden Rührvorrichtunger 

 und exakter Regulierung der Heizung versehenen Thermostaten , der das 

 Viskosimeter umgibt, für Temperaturkonstanz gesorgt wird, die Bestimmung 

 von 71 für die Bedürfnisse der Chemiker vollkommen genügend genau erfolgen 

 kann. Aber zur Bestimmung absoluter Werte von h hatte schon Poiseuillc 

 Vorrichtungen anbringen müssen, welche den Druck, unter welchem das Aus- 

 fließen stattfindet, zu messen gestatten; er hatte ferner die Capillare hori- 

 zontal gelagert, was bei einer Suspension, wie sie das Blut darstellt, zu 

 dem Bedenken einer Senkung der schwereren suspendierten Elemente und 

 damit ungleichmäßigen Verteilung der reibenden Flächen in der durchfließenden 

 Masse führen muß. Mit vertikaler Capillare am Blute gearbeitet hatten 



