24 Zählang der roten Blutkörper. 



gebnissen der modernen Methoden, das relative Volumverhältnis 

 von Körpern und Plasma im Blute durch Zentrifugieren in gra- 

 duierten Capillarröhren zu bestimmen. Solche „Hämatokrite" sind 

 von Blix und Hedin *), Gärtner 2), Koppe '0, Hamburger^) und anderen 

 angegeben bzw. modifiziert worden. Man hat zur Verhinderung der Ge- 

 rinnung und Konservierung der Körper das Blut mit bekanntem Volumen 

 von Müllerscher Flüssigkeit, von Oxalat-Kochsalzlösung oder anderem ver- 

 mischt, oder die Röhren geölt (s. früher), indessen ist alle diese Vorsicht un- 

 nötig, wenn man die modernen Zentrifugen von sehr hoher Tourenzahl 

 (Thilenius u. a.) benutzen kann; die Säule der Blutkörper erscheint dnnn 

 durchsichtig, indem sie genau aufeinander und alle Flüssigkeit zwischen 

 ihnen herausgepreßt ist: man hat das „absolute Blutkörpervolura " 

 (Koppe). Die mit der Hämatokritmethode erhaltenen Werte liegen um 

 40 Proz. Natürlich sinken sie stark bei krankhafter Verminderung der 

 Blutkörperzahl (Oligocythämie). Die Zählung der Formelemente des 

 Blutes ist eine für die physiologische Forschung, wie für klinische Zwecke 

 gleich wichtige Aufgabe und es ist daher kein Wunder, wenn die Hämato- 

 logen seit langem bestrebt gewesen sind, die dazu dienende Methode immer 

 vollkommener zu gestalten. Sie muß natürlich immer darauf hinausgehen, 

 die Zahl .in öinem genau abgemessenen kleinenRaume zugänglich 

 zu machen, so daß durch Multiplikation diejenige der passenden Raum- 

 einheit gefunden wird. Zum Zwecke des Erreichens der nötigen Genauigkeit 

 wird man von den erstgenannten kleinen Teilräumen eine größere An- 

 zahl herstellen, und aus den in ihnen gefundenen Einzelwerten das Mittel 

 ziehen. Da ferner im unverdünnten Blute die BJutkörper, wie wir gesehen 

 haben, nahezu die Hälfte des Total volumens einnehmen, also selbst in der 

 herstellbar dünnsten Schicht zu dicht an- und übereinander liegen würden, 

 so ist man genötigt das Blut in bestimmtem Verhältnis zu ver- 

 dünnen. Nach diesem Prinzip ist von allen bei RoUett erwähnten For- 

 schern seit Vierordt und Welcker verfahren worden; zur Verdünnung 

 dienten die verschiedensten Salzlösungen, welche die Blutkörper erhalten, 

 eventuell weil hypertonisch unter geringer Schrumpfung (Kochsalz und 

 Natriumsulfat), und seit Malassez^) die von Potain eingeführte wohl- 

 bekannte Mischpipette (melangeur). Hayem ersetzte zuerst die vorher 

 benutzten ZählkapiUaren durch einen flachen Trog, welcher vermittelst Auf- 

 legens eines durchbohrten planparallelen Glasplättchens auf einen Objekt- 

 träger gewonnen und oben durch ein Deckglas abgeschlossen wird. Gowers^) 

 brachte dann die Teilung, statt wie vorher mit dem Okularmikrometer zu 

 arbeiten, am Boden dieses Troges an. Thoma und Zeiss endlich^) gaben 

 durch Einfügung des Gi-undblockes der „Zählkammer" die jetzt noch 

 meistbenutzte Form mit 0,1 mm Tiefe und Einteilung des Quadrat millimeters 

 in 20 X 20 = 400 Felder, deren jedes also einem Viertausendstel Cubik- 



') Skandinav. Arch. f. Physiol. 2, 134 u. 360, 1891; Pflügers Arch. 60, 360, 

 1895. — *) Berl. klin. Wochenschr. 1892, S. 890. — *) Arch. f. (Anat. u.) Physiol. 

 1895, S. 163; Pflügers Arch. 62, 574, 1896; 107, 187, 1905. — *) A.a.O. und Zeit- 

 schr. f. Biol. 1897, S. 252. — ^) De la numeration des globales rouges du sang. 

 Paris 1873. — ^) The Laneet 2, 497, 1877; The Practitioner 20, Nr. 7, 1878. — 

 Siehe Abbe, Sitzungsber. d. Jenaischen Ges. f. Med. 1878, 29. Nov. 



