Tatsächlich neutrale Reaktion des Blutes. 5 



bezweifelte ferner die Richtigkeit der Ergebnisse des inzwischen von 

 töber^) angestellten ersten Versuches, die Reaktion des Blutes im Sinne 

 9r Elektrochemie durch Messung der Konzentration der H- bzw. 

 ■Ionen zu bestimmen. Es geschieht dies durch Messung der elektro- 

 lotorischen Kraft der Konzentrationskette, welche aus der zu 

 itersuchenden Flüssigkeit und einer Säure- oder Alkalilösung 

 von bestimmter Konzentration gebildet wird, wenn Gaselek- 

 troden (mit Sauerstoff oder Wasserstoff beladene Platinbleche) die Ver- 

 bindung mit dem Galvanometer bzw. Kompensationsapparat 

 (Poggendorf f sches Verfahren) vermitteln. Mit Alkalilösung und Sauei'- 

 stoffelektroden , unter Einschaltung isohydrischer Kochsalzlösungen zwischen 

 Blut und Lauge zur Verhütung von chemischer Aufeinanderwirkung dieser 

 beiden hatte nun Höber eine Konzentration der Hydroxylionen von etwa 

 0,3 X 10~^ gefunden, welche einer ganz unwahrscheinlich hohen Alkaleszenz 

 entsprechen würde und die Höber selbst für deshalb unrichtig erklärte, weil 

 aus nicht völlig aufgeklärten Gründen sich Sauerstoffelektroden in allen Lö- 

 sungen, die Chlorionen enthalten, anomal verhalten und die theoretischen 

 Werte solcher Ketten mit den gemessenen niemals übereinstimmen. Die mit 

 Wasserstoffelektroden erhaltenen Werte Höbers waren derart, daß er aus 

 der gefundenen Konzentration der Wasserstoffionen von einem Bruchteil von 

 10""" nach der Formel 



CoH X Ch = 0,64 X 10-" 

 diejenige der Hydroxylionen auf etwa 0,1 X 10"^ veranschlagt, gegenüber 

 0,8 X 10^'' bei reinem Wasser; danach wäre das Blut (Höh er benutzte 

 defibriniertes Rinderblut) in der Tat schwach, aber deutlich alkalisch. 



Aber Höber hatte erst nach stundenlangem Durchleiten von Wasserstoff 

 konstante Galvanometerausschläge erhalten, wobei, wie Friedenthal betont 

 hat, Kohlensäure aus dem Blute ausgeti'ieben und seine Reaktion durch- 

 aus verändert werden mußte. Zur Vermeidung dieser Fehlerquellen hat 

 P. Fränckel''^), welcher im Nernstschen Institut arbeitete, nach vergeb- 

 lichen Versuchen mit anderen Elektroden Palladiumbleche in Wasser- 

 stoff benutzt, bei denen er sich überzeugte, daß auch ohne ständiges Durch- 

 leiten von Wasserstoff die Lösungstension für diesen auf beiden Seiten gleich 

 war, indem sie auch nach der Messung für sich allein mit dem Galvanometer 

 keinen Ausschlag, sowie während der Messung, miteinander vertauscht, gleich- 

 bleibende Ablenkung gaben. Auf diese Weise erhielt Fränckel um lO""' 

 herum liegende Werte für die Hydroxylionenkonzentration im 

 Blut verschiedener Tierarten, sowie auch in menschlicher Ascitesflüssigkeit, 

 womit in der Tat der Nachweis geführt ist, daß Blut und orga- 

 nische Flüssigkeiten als neutral reagierend anzusehen sind. Auch 

 das Verhalten gegen die Indikatoren stimmt sehr gut zu den auf Grund zahl- 

 reicher Messungen von Salessky und anderen aufgestellten Tabellen über 

 die lonenkonzentrationen bei den Umschlagspunkten bzw. bestimmten Farben- 

 nuancen der einzelnen Indikatoren. 



Die Ergebnisse der alten Bestimmungen durch Titrierung geben also 

 nicht die Reaktion des Blutes an, sondern, wie man sich ausdrücken kann, 



') Pflügers Arch. 81, 522, 1900. — *) Ebenda 96, 601, 1903. 



