— 526 — 



des vorliegenden Bandes und der Sproßpilze (Hefen) im besonderen auf 

 S. 294 und 314 des Vierten und S. 66—67 und 113—114 des Fünften 

 Bandes. 



Die einfachste und zugleich gründlichste Sterilisierung durch Hitze 

 5 erreichen wir durch Verbrennen bezw. Versengen der Kleinwesen und 

 ihrer Dauerformen beim Abflamm en der betreffenden Gegenstände. 

 Die Impfnadeln. Messerklingen, Glasstäbe, kleinen Pipetten, kurz alles, 

 was einer solchen Behandlung zugänglich ist, bestreichen wir unmittel- 

 bar vor Gebrauch direkt mit der Flamme des Bunsenbrenners oder einer 



10 Spirituslampe . oder wir übergießen den Gegenstand mit Spiritus und 

 setzen letzteren in Brand. Auf diesem Wege hat Hiltxer (1) lebende 

 Samen auf schonende Weise von oberflächlich anhaftenden Keimen be- 

 freit. Ein Anbrennen des W a 1 1 e s t o p f e n s vor seiner Entfernung 

 aus einem, ein Nährsubstrat enthaltenden Reagensglas oder sonstigen 



15 Gefäß ist unbedingt zu empfehlen. Denn so gut ein solcher Stopfen im 

 allgemeinen das Innere des Gefäßes vor Zutritt fi-emder Keime bewahrt, 

 so ist er doch, wenn nicht besondere Schutzvorrichtungen in Form von 

 Glaskappen (s. S. 519) oder dergl. vorhanden sind, in seinen oberfläch- 

 lichen Teilen als eigentlicher Keimfänger anzusehen. Beim Herausziehen 



20 eines solchen Stopfens aus der Mündung des Gefäßes entsteht nun in 

 diesem immer eine augenblickliche kleine Luftverdünnung, welcher un- 

 mittelbar ein entsprechender Rückstrom folgt. Daß aber die Gefahr 

 einer Infektion unter sonst gleichen Verhältnissen in einer mit Keimen 

 beladenen Luft, wie es diejenige in der Umgebung eines vorher er- 



25 schütterten oder gar berührten, nicht angebrannten, staubigen Watte- 

 stopfens sein kann, größer ist, als in reiner Luft, liegt auf der Hand, 



Für viele Fälle ist eine Sterilisierung durch direkte Anwendung des 

 Feuers weniger zweckmäßig, sei es, weil z. B. Glasgeräte bei dieser Be- 

 handlungsweise leicht springen, oder weil das Sterilisieren einer großen 



30 Anzahl gleichartiger Gegenstände in der Flamme zu umständlich wäre. 

 In solchen Fällen leistet der Heißluft sterilisator, auch Heiß- 

 luft-Desinfektor genannt, gute Dienste. Abbildungen von diesem 

 Gerät findet man in den Katalogen der Händler. Man wird aber auch 

 mit einem einfachen TrocTvenschranke, wie er in chemischen Laboratorien 



35 für Temperaturen über 100*^ C gebräuchlich ist, den Zweck erreichen, 

 namentlich dann, wenn jener mit einer Isolierschicht von Asbest oder 

 dergl. versehen ist. Die Tempei-atur, die man im Heißluftsterilisator zur 

 Anwendung bringt, soll nicht über 160 '^ betragen, und zwar genügt es, 

 diese während 1— 1^ o Stunden einwirken zu lassen. Als sicheres Zeichen 



40 der eingetretenen Entkeimung kann die auf einem Ansengen beruhende 

 schwache Gelbfärbung der Watte dienen, welche als Verschluß der zu 

 sterilisierenden Gefäße mit denselben erhitzt worden ist. Kulturplatten, 

 Kulturschalen, Meßkölbchen und ähnliche Gegenstände werden immer auf 

 diese Weise sterilisiert, ebenso die zum Abfüllen der Nährböden be- 



45 stimmten leeren Reagensgläser. Der Einwand, daß eine Sterilisierung 

 der letzteren keinen Zweck habe, weil nach dem Abfüllen des Nähr- 

 bodens dieser so wie so noch sterilisiert werden müsse, ist nur dann 

 stichhaltig, wenn es sich um Nährböden handelt, die unbedenklich auf 

 Temperaturen erhitzt werden dürfen, welche für Abtötung der wider- 



50 standfähigsten Bakteriensporen notwendig sind. Wo man aber Ursache 

 hat, die Sterilisation der Nährböden in schonender Weise vorzunehmen, 

 könnte eine allfällige, von der mechanischen Reinigung der Gläser her- 



