— 530 — 



lung im Danipftopf über l'o Stunden und die widerstandsfähigsten 

 Kartoö'elbazillen nach Globig (1) über 6. nach Th. Sames (1) bis 10 und 

 nach Christex (1) sogar über 16 Stunden. Solche Sporen von hoher 

 Widerstandsfäliigkeit finden sich regelmäßig in der Erde (s. Bd. III, 

 sS. 442) und in allen Materialien, die Gelegenheit hatten, direkt oder 

 indirekt mit Erde verunreinigt zu werden. Die Sterilisierung solcher 

 Objekte würde bei Verwendung des Dampftopfes zu viel Zeit und Brenn- 

 material beanspruchen, und man erreicht in diesem Falle das Ziel schneller 

 und sicherer mit Hilfe gespannten Dampfes. 



10 Nachdem schon Pasteue (1) die Erfahrung gemacht hatte, daß 

 Milch, welche durch mehrstündiges Kochen nicht steril gemacht werden 

 konnte, bei Erhitzung auf 110" C in verhältnismäßig kurzer Zeit keine 

 lebenden Keime mehr enthielt, haben Versuche spätei-er Forscher, so jene 

 von Globig (1). von Miquel und Latteaye (1) und von anderen, darge- 



15 tan. daß oberhalb 100 ■' C mit steigender Temperatur die Desinfektions- 

 kraft von Flüssigkeiten, bezw. von gesättigtem Wasserdampf, rasch zu- 

 nimmt. Zur Erzeugung der gewünschten Dampfwärme kann man sich 

 der in chemischen Laboratorien zur Stärkemehlbestimmung gebrauchten 

 Autoklaven bedienen. Diese sind, weil für mehrere Atmosphären Ueber- 



20 druck bestimmt, gewöhnlich in einem Grade massiv gebaut, wie er für 

 bakteriologische Zwecke nicht nötig ist. Ein Druck von einer Atmo- 

 sphäre genügt hier für alle Zwecke, und meistens wird man besser nur 

 0,5 at anwenden und dafür die Dauer der Einwirkung entsprechend ver- 

 längern. Für kleinere Flüssigkeitsmengen (bis zu 50 ccm) genügt zur 



25 Sterilisierung eine ca. 20 Minuten dauerde Erhitzung bei 1 at üeber- 

 druck, entsprechend einer Dampftemperatur von ca. 120 ** C. Bei An- 

 wendung von nur 0.5 at Ueberdruck, entsprechend einer Dampftemperatur 

 von ca. 112 ** C, muß die Zeit der Einwirkung auf 30 Minuten ausgedehnt 

 werden. Sehr angenehm ist beim Arbeiten mit dem Autoklaven der seit 



30 einigen Jahren im Handel befindliche, zuerst von Lautexschläger in 

 Berlin hergestellte Manometer-Regulator, der es gestattet, inner- 

 halb des zulässigen Druckes einen beliebigen Teil zur Wirkung gelangen 

 zu lassen. Die nähere Einrichtung dieses Hilfsapparates ist in den 

 Katalogen jeder größeren Firma für bakteriologische Bedarfsgegenstände 



35 beschrieben. Bezüglich der Handhabung des Autoklaven ist besonders 

 daran zu erinnern, daß 1. immer ein genügender Wasservorrat im Appa- 

 rate sei, 2. der Dampf vor dem Schließen des Hahnes einige Minuten 

 kräftig ausströmen soll, damit man der vollständigen Austreibung der 

 Luft sicher sein kann, und 3. nach erfolgter Sterilisation eine plötzliche 



40 Druckverminderung dadurch zu vermeiden ist, daß man den Dampfhahn 

 nicht öffnet, bevor der Druck im Apparat dem Atmosphären druck gleich 

 geworden ist. 



Ganz besonderes Gewicht ist aus naheliegenden Gründen auf die 

 vollständige Austreibung der Luft zu legen. Bei der Sterilisierung von 



45 Gegenständen, die mit Luft erfüllte, schwer zugängliche Hohlräume in 

 sich schließen, kann man sich einer Behandlung durch gespannten Dampf 

 bedienen, wobei eine Evakuierung eingeschaltet wird. F. Bordas (1) hat 

 dieses Verfahren für die Sterilisierung von Flaschenkorken (vergl. Bd. IV, 

 S. 274) empfohlen. In diesem Zusammenhang darf auch auf die günstigen 



50 Erfahrungen hingewiesen werden, welche M. Eubner (3) bezüglich der 

 schnellen Durchwärmung poröser Objekte durch Wasserdämpfe unter Zu- 

 hilfenahme des Vakuums hat machen können. 



Ein Apparat, der sowohl als Dampftopf wie als Autoklav benützt 



