104 Teil B. Kryptogamen. 



; ikroskop teilweise ersetzen kbnnen, machen es erwiinscht, die sie 

 haliende Haiid aufzulegen oder an eine (eventuell mit Wasser 

 zu fullende) kleine Beobachtungsglaskammer mit planparallel 

 geschlif fener Grund- und Deckscheibe (Planktonkammer r j anzu- 

 legen oder beide, Lupe und Kammer, auf einem Gestell zu be- 

 festigen (vgl. Abb. 56). S. auch Taf. I u. X. 



3. Bei Benutzung stark vergrb'Bernder Lupen hat man im allge- 

 meinen nicht das richtige Empfinden von ihrer Leistungsfahig- 

 keit. Es erklart sich das aus psychologischen Griinden. Die 

 durch Annaherung des Auges an das Objekt bewirkte Ver- 

 grbBerung wird nicht geniigend nachhaltig wahrgenommen, weil 

 der Vergleich fehlt. 



4. Mikroskope erzeugen durch ihre Objektive im Gegensatz zu 

 Lupen reelle, linsenverkehrte Bilder. Die Abb. 57 stellt links 

 ein kleines, mit dem Riicken der Schreibfeder auf einen trockenen 

 Objekttrager gezeichnetes F dar. Das Bild dieses Gegenstandes, 



welches in 9-facher VergrbBerung abge- 

 bildet ist, wird bei guter Beleuchtung im 



F / \ Mikroskop sichtbar, wenn man das Okular 



herausnimmt, Olpapier auf den Rand des 

 Tubus auflegt, die Einstellung etwas regelt, 

 das Auge in etwa 25 cm Entfernung vom 



Abb. 57. Darstellung Olpapier bringt und zur Abhaltung auf- 



kehrendenWirkungdes halt. Man kann dann auf dem Pauspapier 

 Objektivs. (Orig.) bequem zeichnen, wenn man einen Objekt- 

 trager als Stiitze unter dieses legt. 



Das Mikroskop wirkt also wie ein Skioptikon. Das Okular 

 kann man zum Auge rechnen, da es als Lupe fur die Betrachtung 

 des Bildes dient. Auf Reisen ist die Mitnahme eines Exkursions- 

 mikroskops und -besteckes in einer Form, die kein besonderes 

 Gepackstuck bedingt (Abb. 58 u. 59), sehr zu empfehlen, da sich 

 allenthalben Gelegenheit zu seiner Benutzung bietet. Das In- 

 strument wiegt etwa 600 g und lost Pleurosigma (Abb. 60) auf. 

 5. Zur ungefahren Orientierung iiber den notwendigerweise geringen 

 Durchmesser des Gesichtsfeldes bei schwachen mikroskopischen 

 Vergrb'Berungen kann geeignetes mm-Papier verwendet werden, 

 falls man kein Objektmikrometer zur Hand hat. Bei rd. 100-facher 

 VergrbBerung pflegt das Gesichtsfeld nur etwa den Durchmesser 

 eines mittleren Stecknadelkopfes oder von vier dicht zusammen- 

 liegenden FeingrieBkb'rnern aufzunehmen. Durch Anwendung 

 schwacher Objektive und sehr starker ^iOkulare (z. B. Kom- 



1) Solche Plankton kammern liefern bzw. beschaffen alle groSen Mikroskopfirmen 

 oder Werkstatten fur Chemie und Bakteriologie. 



