Uber Lupen und Mikroskope. 



105 



pensation Nr. 12), kann man fur bestimmte Falle bei ziemlich 

 starker Vergro'Berung ein verhaltnismafiig groBes Gesichtsfeld 

 erhalten. Da auch der Arbeitsabstand bedeutend 1st, braucht 

 man, was oft erwiinscht sein kann, kein Deckgla'schen auf das 

 Praparat zu legen. 



Deck- 

 glaser 



Abb. 59. 



Abb. 58. 



Abb. 60. 



Abb. 58. Reise(Exkursions-)mikroskop. Das Instrument besteht aus 

 Aluminium-Nickellegierung (Fufi, Saule, Tisch). Die Optik 1st die normale. 



Vergr. 100 u. 400. Ed. / nat. Gr. 

 Abb. 59. Kleines Besteck zum Reisemikroskop. Mit Objekttragern, Deck- 



glascben, Pinzette und Pipette. Rd. 1 / 9 lin. nat. Gr. Ong. 

 Abb. 60. Pleurosigma .angulatum, Ausschnitt aus der Schale (links 

 ein Stuck der Rapbe). Bei Olimmersion aufgenommen. (Nach Rich. Volk.) 



6. Das Zeichnen der vergro'Berten Objekte, so weit es nicht frei- 

 handig vorgenommen wird, geschieht zweckma'Big mittels Spiegel- 

 zeichenapparates nach Abbe oder unter Verwendung des mit 

 elektrischem Licht beleuchteten Zeichenprojektionsapparates nach 

 Edinger, der nach Art eines Skioptikons wirkt. Vgl. auBer- 

 dem Strasburger-Koernicke (1). 



Durch Bilder, welche mittels Zeichenapparate gewonnen sind, 

 kann auch leicht die Vergrb'Berung bestimmt werden. Die direkte 

 Grb'fienbestimmung der Objekte muB durch MeBokulare geschehen. 

 Die Leistungsfahigkeit der Mikroskope kann bei starken Ver- 

 groBerungen leicht nach der Auflosung des Testobjektes Pleuro- 



