— 450 — 



M. Daunou, membre de llnslilut de France et conservateur des 

 étalons prototypes du mètre et du kilogramme de France. Nous 

 donnerons ici un extrait du procès-verbal qui fut rédigé au sujet 

 de cette opération délicate. La même opération a été faite pour la 

 Hollande, la Prusse, l'Angleterre et plusieurs autres États. Aujour- 

 dhui, des demandes sont faites par les différents pays de l'Europe 

 et par les États-Unis pour que le système métrique soit désormais 

 généralement employé. On ne pourrait disconvenir des avantages 

 que présenterait une mesure semblable. 



« .... L'étalon du mètre destiné à la Belgique est en platine et 

 plus long que le mètre, de manière à ce que la longueur du mètre 

 y soit marijuée au moyen de deux traits. Dans cette première séance, 

 M. Gambey a exposé les moyens qu'il se proposait d'employer pour 

 constater avec toute la précision désirable la conformité du mètre. 



» Diverses objections ont été présentées, et M. Gambey les a ré- 

 solues à la satisfaction des autres soussignés ; après quoi, la séance 

 a été levée et remise au lendemain. 



1) Le 16 août, les soussignés se sont réunis pour procéder à Topé- 

 ration du tracé et de la vérification du mètre destiné à la Belgique. 

 M. Arago a bien voulu se cluu'ger de diriger les opérations. 



» Au moyen d'un instrument et de proc(;dés imaginés par M. Gam- 

 bey, cl qui ont paru réunir au mérite de la simplicité celui d'une 

 grande précision , le mètre destiné à la Belgique ayant été mis en 

 rapport avec le mètre à bouts, formant le mètre étalon de France, 

 deux traits ont été traces sur le mètre belge, lesquels représentent 

 la longueur du mètre étalon de France. 



» Cette opération terminée, il a été procédé, au moyen de l'instru- 

 ment susmentionné, à la comparaison entre le mètre belge actuel- 

 lement à traits et le mètre étalon de France. 



» La largeur des deux traits du mètre belge, évaluée à laide dun 

 miscroscope muni d'une vis micrométiquc, a été estimée être de 

 deux centièmes de millimètre pour cliaque trait: et, après les véri- 

 fications faites, les soussignés sont demeurés d'accord que la plus 



qui voulut bien en faire la comparaison avec les prototypes. La Belgique élail 

 représentée par MM. Du Mortier, membre de la Chambre des Représentanls et de 

 lAcadémie belge, Teichmanu, inspecteur général des ponts i-t chaussées, et Que- 

 telet, directeur do rObsorvuloire et secrétaiic de l'Académie royale de Belgiciuc. 



