— 4b7 — 



grande différence qu'il puisse y avoir entre la dislance des centres 

 des deux traits et la longueur du mètre étalon de France ne pouvait 

 s'élever, d'après les moyens employés, au sixième de la largeur de 

 1 un des traits, ou bien au tiers d'un centième de millimètre. 



» Pendant les comparaisons des deux mètres , les températures 

 indiquées par les thermomètres placés en contact avec leurs sur- 

 faces ont donné les indications suivantes : 



» Ces deux thermomètres comparés ensuite, à l'Observatoire royal, 

 à un thermomètre étalon soigneusement vérifié ont donné, d'après 

 M. Arago, les résultats suivants : 



» Le 17 août, les soussignés se sont de nouveau réunis pour pro- 

 céder à l'opération de la constatation du kilogramme. 



» Le kilogramme destiné à servir d'étalon pour la Belgique est en 

 platine et sensiblement cylindrique. Sa pesanteur excède un peu 

 celle du kilogramme, afin de pouvoir, au moyen de réductions suc- 

 cessives, l'amener à représenter autant que possible le poids du 

 kilogramme étalon de France. 



» Différentes épreuves préalables ont été faites dans la vue de 

 s'assurer de la sensibilité de la balance employée à la pesée et à la 

 comparaison du kilogramme étalon de France et du kilogramme 

 belge, et elles ont permis de reconnaître que rinstrum£nt était sen- 

 sible à l'addition d'un à deux milligrammes, l'un et l'autre plateau 

 se trouvant chargé d'un kilogramme. 



» Ensuite, au moyen de réductions successives, on a amené le 

 poids du kilogramnu' belge aussi près que possible du kilogranitnc 

 étalon de France; a[)rès quoi, il a élé procédé aux comparaisons 

 nécessaires. 



