Desinfektion (Entseuchung). 



275 



nur ganz unmerklich ändert, obwohl ja die Luftstreeke, welche die 

 beiden Thermometer trennt, nur wenige Dezimeter lang ist und obwohl 

 sogar wegen der Kleinheit des Vorlesungsapparates und der Kürze 

 des äußeren Schenkels des Manometers eine relativ nicht geringe Menge 

 der durch die Temperatur stark ausgedehnten Luft herausgelassen 

 werden muß. Erst wenn der Hahn ganz geöffnet wird und der Dampf 

 vom Kolben aus durch das ganze Rohr bei Thermometer Tg vorüber 

 frei ausströmen kann, steigt die Temperatur von T^, so rapid in die 

 Höhe, daß ein Verfolgen des Anstiegs kaum möglich ist. Seit Jahren 

 habe ich mich davon überzeugen können, wie die Vorführung dieses 

 kleinen Apparates das Verständnis für den störenden Einfluß der Luft 

 bei der Dampfdesinfektion erleichtert. 



Auf Grund der festgestellten, für die wirksame Durchführung 

 der Desinfektion nötigen Bedingungen sind eine sehr große Anzahl von 

 Dampfdesinfektionsapparaten konstruiert und in den Handel gebracht 

 worden, stabile und fahrbare, mit rundem oder vierseitigem Querschnitt. 



Fig. 2. Fahrbarer Dampfdesinfektionsapparat. 



Fig. 2 und 3 zeigen eine fahrbare und eine feststehende Type der 

 deutschen Desinfektionszentrale. Beide haben einen Dampfmantel 

 und Unterfeuerung. Der Dampf zirkuliert im Mantel und wärmt 

 dadurch das im Innern des Apparates befindliche Desinfektionsgut vor, 

 was wichtig ist, um die Kondensation des oben eintretenden Dampfes 

 bei dessen Eintritt und damit das Herabfallen von Wassertropfen, 

 welche Flecke machen, zu verhüten. Die Apparate gestatten auch 

 eine rasche Nachtrocknung der durchdämpften Objekte. Zeigt nach 

 genügend langer Durchströmung des Dampfes das Manometer und das 



18* 



