276 



P r a II s n i t z , 



Thermometer Werte, welche einem gesättigten Dampf entsprechen, 

 und zwar 



Druck von 1,2 1,3 1,4 1,5 Atm. 



Temperatur 105,2» 107,5" 109,7» 111,7», 



Fig. 3. Stabiler Dampfdesinfektionsapparat. 



SO ist der Beweis gegeben, daß es sich um gesättigten, nicht überhitzten 



Dampf handelt, vorausgesetzt, daß er luftfrei ist. 



Das Einströmen des Dampfes von oben 

 wird dem Einströmen von unten vorgezogen, 

 weil dann von dem oben eindringenden warmen 

 leichten Dampf die kältere schwerere Luft 

 hinausgedrückt und damit die Sterilisations- 

 räume rascher und sicherer ohne Wirbel- 

 bildung von der Luft befreit werden (s. Fig. 4). 

 Die Vorwärmung der im Apparate befind- 

 lichen Objekte kann nicht nur in der im 

 Schema angedeuteten Weise, sondern auch 

 dadurch erfolgen, daß in den Apparat Rippen- 

 heizrohre eingebaut werden, durch welche, 

 wie bei einer Dampfheizung, die Umgebung 



Fig. 4. Scliema eines Des- erwärmt wird; der Dampf wird erst dann, 

 infektionsapparates mit ^^^^i genügender Vorwärmung des Desinfek- 



eher von oben in den tionsraumes durch die Rippenheizrohre, m 

 Apparat eintritt. diesen eingelassen. 



