Desinfektion (Entseuchung). 



285 



1. das Wasser im Kessel zu kochen beginnt (Anheizungsdauer); 



2. die Luft der Desinfektionskammer verdrängt, d. h. die in der 

 Umgebung der Objekte befindliche Luft ausgetrieben ist(Füllungsdauer) ; 



3. in die eingelegten Objekte der Dampf eingedrungen und die er- 

 forderliche Temperatur erreicht ist (Eindringungsdauer) ; 



4. die in den Objekten enthaltenen Mikroorganismen abgetötet 

 sind (Desinfektionsdauer). 



Punkt 1. fällt bei Apparaten, die an Dampfleitungen größerer 

 Betriebe angeschlossen sind, ganz fort; anderenfalls ist 

 die Zeit von der Außentemperatur, der Größe des Kessels, 

 der Kostfläche und dem Heizmaterial abhängig; 2. und 

 3. von den jeweils gegebenen Bedingungen; 4. kann 

 selbst bei sehr widerstandsfähigen Sporen höchstens 

 15 Minuten betragen, bei gespanntem Dampf noch 

 kürzere Zeit. 



Zur Kontrolle, ob in dem Desinfektionsraum, bzw. 

 ob an bestimmten Punkten desselben die gewünschte 

 Temperatur vorhanden war, dienen Maximalthermo- 

 meter (Fig. 10) oder Läute-(Kontakt-)thermometer 

 (Fig. 11), welche bei einer bestimmten Temperature in 

 elektrisches Läutewerk ertönen lassen, sie sind zum Teil 

 so eingerichtet, daß durch Schmelzen einer Metallegie- 

 rung ein Kontakt hervorgerufen wird (Legierungs- 

 kontaktthermometer). 



Von Stich er wurden kleine Röhrchen eingeführt 

 (Fig. 12), welche eine Substanz mit konstantem Schmelz- 

 punkt haben und so konstruiert sind, daß ein Schmelzen 

 der Substanza (Phenantren 98", Brenzkatechin 114°, 

 Resorzin 110 '^) im vertikal stehenden Röhrchen während 

 der Desinfektion beweist, daß dort, wo das Röhrchen 

 lag, die betreffende Temperatur mindestens 10 Minuten 

 herrschte. 



Ob der Dampf gesättigt, nicht überhitzt ist, zeigen bei 

 Abwesenheit von Luft Vergleiche der Temperatur mit dem Druck 

 (s. S. 273). Ob er luftfrei ist, erkennt man dadurch, daß man den 

 Dampf in Wasser ausströmen läßt; er wird vollkommen kondensiert, 

 wenn er luftfrei ist, andererseits Luftblasen sichtbar aufsteigen lassen, 

 wenn er noch lufthaltis: ist. 



nach 



der 

 Sterilisation 



Fig. 12. 



Stichersches 



Röhrchen. 



Fig. 13. 



Nicht absolut verläßlich ist ein von Mikulicz angegebenes, 

 gewöhnlich nur für Verbandstoffe benutztes Verfahren, bei welchem 



