Methodik. 



Von 



Professor Dr. R. Scheller, 



Breslau. 

 Mit 39 Figuren im Text. 



I. Kapitel 

 Das Mikroskop. 



Mikroskopfabriken: C. Zeiss-Jena, E. Lei tz- Wetzlar, E. 

 Winkel- Göttingen, C. Reichert- Wien, E. Hartnack-Potsdam, 

 W. u. H. Seibert-Wetzlar u. a. 



Das Mikroskop besteht aus 1. Stativ, 2. optisches System und 

 3. Beleuchtungsapparat. 



1. Das Stativ. 



Der Objekttisch muß so groß gewählt werden, daß bei Unter- 

 suchung von Petrischalenkulturen noch die mittleren Partien ins Ge- 

 sichtsfeld des Mikroskops zu liegen kommen: also mindestens mit 

 einem Durchmesser von 9 cm. Zu empfehlen sind zentrierbare 

 Objekttische, welche es gestatten, Objektteile, die in der Peripherie 

 des Gesichtsfeldes oder außerhalb des Gesichtsfeldes liegen, in seine 

 Mitte zu bringen. 



Bewegliche Objekttische oder Kreuztische (s. Fig. 1) er- 

 möglichen eine genaue Durchmusterung des ganzen Präparates und 

 eine leichte oftmalige Einstellung jeder beliebigen Stelle des Präpa- 

 rates. Außer für kompliziertere Untersuchungen sind sie entbehrlich. 



Zur Beobachtung der Objekte — z. B. lebender Bakterien — bei 

 konstanten höheren Temperaturen werden angewandt heizbare Ob- 

 jekttische und Mikroskopbrutschränke (s. Fig. 2). Bei letz- 

 teren besteht eine Wand des Kastens, um die Beleuchtung fürs 

 Mikroskopieren zu gestatten, aus Glas; bei lichtempfindlichen Objekten 

 muß aber zu Zeiten, wo nicht mikroskopiert wird, diese Wand licht- 

 dicht verschlossen werden. 



Der ,,Tubus", an welchem das optische System angebracht 

 wird, besteht aus zwei Röhren, von denen die obere in der unteren 

 verschiebbar ist; für photographische Zwecke wird die untere Röhre — 

 Abhaltung störender Reflexe, Benutzung schwacher Systeme ohne 

 Okular — besonders weit angefertigt. 



