Methodik. 



323 



Fig. 1. Beweglicher Objekttisch. 



Das obere Rohr, der „Tubus- 

 auszug", besitzt eine Millimeter- 

 skala, durch welche man das Okular 

 in eine optimale Entfernung vom 

 Objektiv bringen kann, welche 

 z. B. bei Zeissmikroskopen 

 160 mm, bei Leitzmikroskopen 

 170 mm beträgt; wird diese Länge 

 überschritten, werden die Bilder zwar 

 größer, aber schlechter. 



Das Objektiv muß genau so 

 gestellt werden, daß die Entfernung 

 der Objekte genau der Brennweite 

 des Systems entspricht (Fokal ab- 

 stand). Zu dieser Einstellung des 

 Objektivs hat jedes Stativ, das 

 auch bakteriologischen Zwecken die- 

 nen soll, 1. den groben Trieb und 

 2. die Mikrometerschraube. 



Bei schwachen Objektiven ge- 

 nügt der grobe Trieb, bei starken 

 Objektiven muß man neben dem 

 groben Trieb zum Zwecke der fei- 

 neren Einstellung auch die Mikro- 

 meterschraube folgendermaßen be- 

 nutzen: 



Man bringe das Auge seit- 

 lich in die Höhe des Objekt- 



Fig. 2. Mikroskopbrutschrank. 

 21* 



