324 Scheller, 



tisches, stelle zunächst mit dem groben Triebe das Objektiv um ein 

 geringes tiefer ein, als es der Brennweite des Objektivs entspricht; 

 dann sehe man durch das Mikroskop und bringe so unter Leitung 

 des mikroskopierenden Auges durch Höherschrauben mittels der 

 Mikrometerschraube das Objektiv in den richtigen Abstand, der 

 dann erreicht ist, wenn das mikroskopische Bild am deutlichsten 

 erscheint. 



Wichtig ist für bakteriologische Zwecke die Revolvervorrich- 

 tung, welche zum Anbringen und schnellen Auswechseln der Ob- 

 jektive dient. 



2. D.as optische System. 



Das optische System besteht aus Objektivlinsen und Okular- 

 linsen. Das optische Prinzip des Mikroskops zeigt Fig. 4 (Text s. 

 S. 327). 



Die Objektivlinsen sind Linsen verschiedener Form und ver- 

 schiedener Glasart, welche optisch homogen miteinander verbunden 

 sind und in dem Objektiv gefaßt sind. 



Wir unterscheiden achromatische Objektive und apochroma- 

 tische Objektive; die apochromatischen Objektive sind insofern vor- 

 zuziehen, als das sogenannte sekundäre Spektrum bei ihnen ver- 

 mieden wird und deshalb ihre Bilder farbenrein sind. 



Die achromatischen Linsen aber, welche bedeutend billiger 

 sind, genügen für die meistenZwecke; will man für feinere Zwecke, 

 so z. B. fürs Photographieren, die allenfalls auftretenden sekundären 

 Spektra — die für gewöhnliche Untersuchungen nicht sonderlich stören 

 — vermeiden, so braucht man nur unter Zuhilfenahme des Zettnow- 

 schen Lichtfilters monochromatisches Licht zu erzeugen. 



Für bakteriologische Zwecke unentbehrUch ist die Ölimmersion, 

 auch homogene Immersion genannt. (Das Tauchsystem von 

 de Amici 1850 benutzte das nicht homogene Wasser als Tauchflüssig- 

 keit; die erste homogene Immersion schuf Stephenson; die Vervoll- 

 kommnung dieser Systeme verdanken wir Abbe; die ersten Ölimmer- 

 sionen wurden von C. Zeiss hergestellt.) Homogen ist die Immersion 

 inZedernöl — dies ist das ausschließlich angewandte Immersionsöl — 

 deshalb, weil Zedernöl denselben Brechungsindex wie Glas hat. Wenn 

 noch, wie notwendig, die Objekte zwischen Objektträger und Deckglas 

 ebenfalls in eine Flüssigkeit von dem Brechungsindex des Glases ein- 

 gebettet werden (Kanadabalsam, Zedernöl), so gelangen die Licht- 

 strahlen ungebrochen und deshalb unabgelenkt von dem Objekte durch 

 Einbettungsflüssigkeit, Deckglas und Immersionsöl in die Frontlinse. 

 Ist andernfalls zwischen Objektiv und Deckglas Luft oder Wasser, also 

 Medien von einem kleineren Brechungsindex, so werden die von dem 

 Objekte kommenden Strahlen beim Durchtritt durch diese Medien 

 abgelenkt; es tritt deshalb nur ein Teil jenes Strahlenkegels, der bei 

 der Öhmmersion in das Objektiv gelangt, in die Objektive der Trocken- 

 systeme oder Wasserimmersionen (s. Fig. 3). Beiden achromatischen 

 Systemen sind die Brennweiten in englischen Zollen angegeben. 0,1 eng- 

 lischer Zoll ist gleich 2,8—3 mm, eine Ölimmersion mit der gleichen 

 Bezeichnung ^/jo hat also eine Brennweite von 2,8—3 mm, mit ^/ja 

 eine solche von 1,8—2 mm, Vie ^i^^^ solche von 1,6 mm. Die Apo- 

 chromatenbrennweiten werden in Milümeter angegeben. Am ge- 



