Methodik. 327 



Nun ist der Brechungsexponent der Luft bei Trockenlinsen 

 gleich 1, der Brechungsexponent des Wassers gleich 1,33, der Brechungs- 

 exponent des Zedernöls gleich 1,52. 



Überdies ist der Öffnungswinkel der Strahlen, die vom Objekte 

 bei Einschaltung von Luft oder Wasser, noch ins Objektiv gelangen, 

 kleiner als jener bei Anwendung des homogenen Systems (s. Fig. 3). 



Daher ist die numerische Apertur des homogenen Systems = 1,52 

 sin. a größer als die numerische Apertur optisch gleichstarker Trocken- 

 systeme und Wasserimmersionen. 



Demzufolge ist das Auflösungsvermögen der homogenen Immer- 

 sionen ein größeres als jenes der Trockensysteme und Wasserimmer- 

 sionen, 



Außerdem ist bei homogenen Immersionen die Lichtintensität, 

 welche dem Quadrate der Apertur proportional ist, eine größere und 

 ein weiterer Vorzug ist es, daß hier die Deckglasdicke keine Rolle spielt. 



Bei stärkeren Trockensystemen sind stets Deckgläser von 

 bestimmter Dicke (0,16—0,18 mm) zu verwenden. Das Weglassen des 

 Deckglases oder die Verwendung von Deckgläsern anderer Dicke be- 

 einträchtigen hier die Güte des Bildes, wenn nicht, wie es neuestens 

 geschieht, an diesen stärkeren Trockenobjektiven Korrektions- 

 fassungen angebracht sind. 



Von Okularen werden gewöhnlich Huygenssche Okulare ver- 

 wendet, und zwar mit 4— 12 f acher Vergrößerung. Es muß gewarnt 

 werden, zu starke Okulare zu benutzen, welche zwar die Bilder bedeutend 

 vergrößern, aber gleichzeitig die Fehler des Objektbildes multiplizieren, 

 wodurch die Bilder an Schärfe und auch an Helligkeit verlieren. Meistens 

 werden nur Okulare von 4— 8 f acher Vergrößerung benutzt. Nur bei 

 Apochromaten kann man stärkere Okulare, sogar solche mit über 

 12 f acher Vergrößerung, verwenden. 



Der Mechanismus der mikroskopischen Wirkung ist kurz folgender 

 (s. Fig. 4): Das Objektiv liefert ein reelles umgekehrtes Bild, das 

 von einer Mattscheibe oder einem Schirm aufgefangen werden kann. 

 In diesem Bilde muß bereits der erstrebte Grad von Auflösungs- 

 vermögen erreicht sein. Durch die Okularvergrößerung wird kein 

 größeres Auflösungsvermögen erzielt, es werden also hierdurch mch:^ 

 mehr Details erreicht, sondern die Bilder werden nur vergrößert, 

 eventuell auch korrigiert (Kompensationsokulare der apochroma- 

 tischen Systeme). 



Die Ölimmersion V12 vergrößert für sich allein 100 fach; ein 8 fach 

 vergrößerndes Okular, z. B. Leitz 3, erzielt mit ihr eine ungefähre 

 800 fache Vergrößerung, die für die meisten Zwecke genügt. Für mikro- 

 photographische Zwecke verwendet man allgemein eine 1000 fache 

 Vergrößerung. 



3. Der Beleuchtungsapparat. 



UnentbehrHch für bakteriologische Zwecke ist der Beleuch- 

 tungsapparat von Abbe: er besteht aus Spiegel, Kondensor und 

 Irisblende (Diaphragma) (s. Fig. 5 und Fig. 6). 



Der Spiegel ist auf der einen Seite plan, auf der anderen Seite 

 konkav. Bei Benutzung des Abbeschen Beleuchtungsappa- 

 rates wird in der Regel der Planspiegel angewandt; bei 

 naher Lichtquelle und schwacher Vergrößerung benutzt man den Hohl- 



