Methodik. 329 



ZU entfernen: die optimale Spiegelstellung ist erreicht, wenn das Bild 

 der Lichtquelle bei Durchsicht durch das okularlose Mikroskop genau in 

 der Mitte des Objektivs sichtbar wird. 



Der Kondensor, eine aus zwei oder drei oder mehreren Teilen 

 bestehende Linsenkombination vereinigt parallel eintretende Strahlen 

 unmittelbar über seiner obersten Linse ; konvergent eintretende Strahlen 

 entsprechend höher. In diese Vereinigung soll das Objekt zu liegen 

 kommen. Zum Ausgleich der verschiedenen Höhe der Strahlenver- 

 einigung ist der Kondensor verstellbar: 



Bei Tageslicht (parallele Strahlen) steht der Kondensor 

 hoch. 



Bei Lampenlicht (konvergente Strahlen) ist der Kon- 

 densor etwas tiefer zu schrauben. 



Nach Einstellung des Spiegels versäume man nie den Kondensor 

 in die optimale Stellung zu bringen. 



Die Benutzung der Irisblende ist folgende: 



1. Ungefärbte Präparate (Strukturpräparate) stets abge- 

 blendet, da sonst durch Lichtüberflutung Strukturunterschiede ver- 

 schwinden: 



a) Schwache Vergrößerung: Irisblende bis auf ca. 1 mm 

 schließen; 



b) starke Vergrößerung (Ölimmersion): Irisblende ist 

 bis auf ungefähr 3—4 mm Lichtungsdurchmesser zu öffnen. 



2. Gefärbte Präparate: Irisblende stets offen, da, je größer 

 die Öffnung, um so mehr das störende Strukturbild verschwindet und 

 um so mehr Details in den Farbenunterschieden hervortreten. 



Von Nebenapparaten des Mikroskops sind außer den bereits oben 

 besprochenen beweglichen Objekttischen, heizbaren Objekt- 

 tischen und Mikroskopbrutschränken noch zu erwähnen ver- 

 schiedene Systeme von Zeichenapparaten, sodann zur Messung unter 

 dem Mikroskop dienende Mikrometer (Objektmikrometer und Okular- 

 mikrometer), das Demonstrationsokular nach Kuznitzky, Ob- 

 jektmarkierer usw. 



Die Lichtquelle ist entweder natürMches zerstreutes Tages- 

 licht (direkte Sonnenstrahlen sind zu vermeiden, daher die Fenster der 

 Mikroskopierräume nach Norden zu legen) oder künstMches Licht. Bei 

 Anwendung von künstMchem Licht ist es vorteilhaft, zwischen Mikro- 

 skopierlampe und Spiegel eine Schusterkugel, das ist eine mit Wasser 

 gefüllte Glaskugel, oder eine eventuell mit Irisblende versehene Konvex- 

 linse anzubringen. 



Das Ultraniikroskop und die einfache Dunkelfeldbeleuchtung. 



Sowohl bei der Ultramikroskopie als auch bei der einfachen Dunkel- 

 feldbeleuchtung werden Gebilde sichtbar, die beim gewöhnlichen 

 Mikroskopieren, selbst bei Zuhilfenahme der stärksten Systeme jenseits 

 der Grenze der Sichtbarkeit liegen, ultramikroskopische Gebilde. 



Dennoch findet bei der Ultramikroskopie und bei der einfachen 

 Dunkelfeldbeleuchtung keine Steigerung des Auflösungsver- 

 mögens des Mikroskopes statt; denn eine solche wäre nur nach physi- 

 kalischen Gesetzen möglich bei Anwendung einer Beleuchtung von 

 kürzerer Wellenlänge oder durch Vergrößerung der Apertur. Es handelt 

 sich hingegen hier nur um eine verbesserte Sichtbarmachung, 



