Methodik. 



331 



Luftsichtbar werden, sobalddurch einen Spalt ein Lichtstrahlenbündel 

 in den dunklen Kaum dringt und das Auge des Beobachters in einer 

 zu dem Strahlenbüschel ungefähr senkrechten Ebene auf die durch 

 die Sonnenstrahlen auf dunklem Hintergrunde scheinbar selbstleuch- 

 tend gewordenen Teilchen blickt (s. Fig. 7). 



Auch die neueren DunkeKeldmethoden erzielen die Kontrastwir- 

 kung zwischen beleuchteten Bakterien und dem dunklen Hintergrund 

 dadurch, daß im Kondensor, eventuell auch im Objektiv Vorrichtungen 

 getroffen sind, welche es bezwecken, daß die beleuchtenden Strahlen 

 selbst nicht ins optische 

 System gelangen, wäh- 

 rend hingegen die an den 

 Bakterien und ähnlichen 

 Körpern abgebeugten 

 Lichtstrahlen dem mikro- 

 skopierenden Auge ver- 

 mittelt werden. 



Beim Paraboloidkon- 

 densor der Firma Zeiss 

 geschieht dies durch Aus- 

 schaltung der zentralen 

 Lichtstrahlen durch eine 

 Zentralblende B, und 

 durch Spiegelung der 

 ringförmig eintretenden 

 seitlichen Strahlen (s. 

 Fig. 8).. 



Beim K eich er t sehen Spiegelkondensor wird eine Plankonvex- 

 linse verwandt, deren konvexeFläche in der Mitte abgeschliffen ist, 

 die Abbiendung erfolgt im Kondensor zentral, im Objektiv durch eine 

 Trichterblende in der äußeren Kingzone lateral. 



Sehr gute Dienste leistet der von der Firma Leitz nach den An- 

 gaben von Ignatowsky konstruierte Spiegelkondensor, der neuer- 

 dings durch einen Mitarbeiter der genannten Firma, F. Jentzsch, 

 wesentlich verbessert worden ist. Spiegelkondensor, sowie eine Trichter- 

 blende im Immersionsobjektiv bewirken, daß die beleuchtenden 

 Strahlen nicht direkt ins optische System gelangen. Das Prinzip der 

 Leitzschen Dunkelfeldkonstruktion ist in den Abbildungen (Fig. 9, 

 10, 11) ersichtlich. 



Der Gebrauch des Leitzschen Spiegelkondensor zur Dunkelfeld- 

 beleuchtung sei hier als Beispiel für die Dunkelfeldbeobachtungsmethode 

 in Kürze erläutert: 



Als Lichtquelle kann ein Auerbrenner oder eine Nernstlampe 

 unter Zuhilfenahme einer Schusterkugel oder einer Sammellinse dienen. 

 Besonders empfehlenswert ist die Leitzsche Liliputbogenlampe 

 mit rechtwinkelig stehenden Kohlen (s. Fig. 12). 



Die Beleuchtungslampe wird etwa 30—50 cm vom Stativ ent- 

 fernt aufgestellt und so geneigt, daß das aus der an der Lampe ange- 

 brachten Sammellinse austretende Lichtbündel gerade den Spiegel 

 des Mikroskops — stets Planspiegel — ausfüllt. 



In den Abbeschen Beleuchtungsapparat wird, statt des gewöhn- 

 lichen Kondensors der — jetzt mit Zentriervorrichtung versehene — 



Fig. 8. Strahlengang im Paraboloidkondensor. 



