332 



Scheller, 



Spiegelkondensor eingeschoben. Mit schwachem Objektiv und schwachem 

 Okular betrachtet man die Oberfläche des Kondensors und bringt 

 die beiden eingeritzten Kreise mit Hilfe der Zentriervorrichtung in 

 die Mitte des Gesichtsfeldes. 



Auf die Unterseite des Objekt- 

 trägers wird ein Tropfen Zedernöl ge- 

 bracht, der Objektträger wird dann auf 

 den Objekttisch gelegt, und der Kon- 

 densor bis zur Berührung mit dem Öl- 

 tropfen gehoben und so eine blasenfreie 

 homogene Verbindung zwischen Kon- 

 densor und Objektträger hergestellt. 



Fig. 9. Verlauf der Strahlen 

 bei Verwendung des konzen- 

 trischen Spiegelkondensor für 

 Dunkelfeldbeleuchtung und 

 einer Ölimmersion mit Trichter- 

 blende. 



Fig. 10. Spiegelkondensor mit Zentrier- 

 vorrichtung 



Betrachtet man nun nochmals mit dem schwachen System das 

 Präparat, so sieht man bei richtiger Spiegelstellung einen hellen Fleck, 



Fig. 11. Trichterblende. Fig. 12. Liliputbogenlampe mit Uhrwerkregulierung. 



der nunmehr durch Heben oder Senken des Kondensors möglichst 

 klein gemacht wird. Dann liegt das Bild des Lichtkraters gerade im 

 Präparate und die Beobachtung kann nachdem man diesen hellen 



