Methodik. 351 



auf Bakterien zurückzuführen ist, welche aus Verunreinigungen der 

 Gefäße oder des Nährbodens stammen. Ebenso müssen wir auch zum 

 Zwecke der Erzielung und der Weiterzüchtung von Reinkulturen das 

 Vorhandensein von Bakterien im Innern der Gefäße sowie in den Nähr- 

 böden verhüten. Daher müssen sowohl die Glasgefäße als auch die 

 Nährböden sterilisiert werden. 



a) Sterilisation der Gefäße. 

 Die gut gewaschenen, gründlich von jedweder Verunreinigung 

 befreiten Glasgefäße werden in trockener Hitze, und zwar in einem 

 Heißluftsterilisator bei 150—200° V2 Stunde sterilisiert. Zuvor 

 müssen sie sorgfältig gereinigt und namentlich von jeder Spur Säure 

 oder Alkali befreit, sodann getrocknet werden. Flaschen, Kolben, 

 Reagenzgläser werden mit einem festsitzenden Wattebausch (fettfreie 

 Watte!) verschlossen. Töpfe, Bechergläser, Reibeschalen usw. können 

 mit Fheßpapier umhüllt werden. Bei Anwendung von Wattepfropfen 

 bzw. Fließpapier darf die Temperatur 180" nicht übersteigen, da sonst 

 Watte und Fließpapier verbrennen. Die Temperatur war richtig, wenn 

 sich Watte und Fließpapier leicht gebräunt haben. Pipetten werden 

 entweder in besonderen Blechbüchsen oder, in Fließpapier eingewickelt, 

 sterilisiert. Die Gegenstände werden zumeist in Drahtkörben, welche 

 verzinkt sind, untergebracht und so in den Heißluftsterilisator 

 gesetzt. Wichtig ist eine langsame Abkühlung der Gefäße zur Ver- 

 meidung von Glasbruch. Für manche Zwecke müssen Gefäße, deren 

 Armatur Trockensterilisation nicht verträgt, im Dampfe sterilisiert 

 werden. 



b) Nährbodensterilisation. 



Die SteriUsation der Nährböden geschieht entweder im strömen- 

 den oder gespannten Dampfe. 



Im Kochschen Dampftopf werden die Nährböden im strö- 

 menden Dampf desinfiziert. Der von Robert Koch angegebene 

 Apparat besteht aus einem kupfernen Wassertopf mit Wasserstands- 

 rohr oder mit einer Regulierungsvorrichtung für ständigen Wasser- 

 zufluß. Die Anheizung dieses Topfes erfolgt von unten. Der Topf 

 verlängert sich in einen mit doppelten Mantel versehenen Zylinder 

 von ungefähr 50 cm Höhe und 25 cm (oder darüber) Durchmesser, 

 welcher von außen mit Asbest oder Linoleum — schlechte Wärme- 

 leiter — umhüllt ist. Auf diesem Zylinder sitzt ein leicht ab- 

 nehmbarer Deckel mit einer Öffnung für einen Thermometer. Der 

 SteriUsationsraum ist vom Wasserbehälter durch einen Rost getrennt. 

 In diesen Dampftopf kommen zwei kupferne Einsatzgefäße mit durch- 

 lochtem Boden, die übereinandergestellt werden können oder ebenso 

 große Drahtkörbe; für manche Zwecke ist ein einziges, den ganzen 

 Topf ausfüllendes Einsatzgefäß vorzuziehen. 



Am zweckmäßigsten ist es, den Dampfeintritt von oben her ge- 

 schehen zu lassen, weil hierdurch eine gleichmäßigere Verteilung des 

 Dampfes an Stelle der kälteren, schweren Luft, die ausgetrieben wird, 

 erfolgt. 



Neuerdings werden Modifikationen des Kochschen Dampf - 

 topfes (Lautenschläger) benutzt, welche einen geringen Überdruck 

 und so eine Temperatur zwischen 101 und 105° erzeugen. Das Prinzip 



