Methodik. 



365 



Die Temperatur wird durch besondere Temperaturregler, Therm o- 

 regulatoren, konstant gehalten. 



Es gibt Gasthermoregulatoren und elektrische Thermo- 

 regulatoren. Die gebräuchlichsten Gasthermoregulatoren sind 

 nach einem Prinzip, das Lothar Meyer angegeben hat, hergestellt. 



Als Beispiel diene der Spiralthermoregulator nach Lauten- 

 schläger (s. Fig. 15a). 



Er besteht aus einem unten geschlossenen Glasrohr G. In den 

 Unterteil ist eine Glasspirale 5 eingeschmolzen. Der freibleibende 

 Regulierraum R enthält das Quecksilber und die 

 Reguherflüssigkeiten (Xylol u. dgl.). Das Glasrohr 

 G wird oben durch einen Metallkopf T geschlossen, 

 in welchen ein gasdicht verschiebbares Metallrohr Z 

 mit einer Notöffnung n eingepaßt ist. Diese Not- 

 öffnung n wird reguliert durch eine Nebenleitung / 

 mit Absperrhahn H. 



Um das Glasrohr G wird eine Metallhülse, in 

 der das Brutschrankwasser zirku- 

 lieren kann, dicht angepaßt und 

 das ganze in den Wasserraum des 

 Brutschranks versenkt. 



Das Gaszuleitungsrohr wird 

 bei B angebracht, A wird durch 

 ein Gasrohr mit dem Brenner 

 verbunden. 



Der Hahn H muß so ge- 

 stellt sein, daß bei in das Queck- 

 silber vollständig eingetauchtem 

 Schlitz U durch die Notöffnung 

 gerade soviel Gas entweicht, daß 

 die Brennerflamme höchstens 

 20 mm hoch brennt und die ge- 

 wünschte Temperatur konstant 

 hält. 



Bei Inbetriebsetzung des 

 Apparates kann die Temperatur 

 nur so lange steigen, bis der 

 Schlitz U in das Quecksilber ein- 

 taucht; dann hört die Hauptgas- 

 zufuhr auf und nur die Neben- 

 leitung speist die Flamme so, daß die Temperatur nicht weiter steigen 

 kann. Tritt ein Sinken der Wasserwärme im Brutschrankmantel ein, 

 dann sinkt das Quecksilber, der Schütz U wird frei, was solange Gas- 

 zufuhr zur Folge hat, bis wieder die frühere Temperatur und damit 

 SchMtzverschluß erreicht ist. Durch Verschieben des Metallrohres Z 

 im Glaskörper kann man daher die gewünschte Temperatur genau 

 einstellen. 



Sehr genau und unzerbrechlich, weil ganz aus Metall, ist der 

 Thermoregulator nach Leitz (Fig. 15b). Die Einstellung der Tempe- 

 ratur geschieht durch eine Feder, welche sich ausdehnt und zusammen- 

 zieht und durch die obere Schraube reguliert wird. 



R 



A 



bU 



Fig. 15 a. Spiral- 

 thermoregulator nach 

 Lautenschläger. 



Fig. 15 b. 



Thermoregu lator 



nach Leitz. 



