\2 



das «läserne (jieOiss G /air Aulnalime des Spiritus Irägi;. Aus- 

 serdem befindet sich noch an der einen Fassung eine kleinere, 

 mit einer Khippe luftdicht verschliesshare Oett'nung', um vor 

 jeder Dcobachlunij; den Spiritus in der etwas geneigten Röhre 

 auf den Stand des Gleichgewichts z,urück/iufiihren, ein Erforder- 

 niss, das uu) so nöthiger ist, als von der Länge der wSpiritus- 

 säule in der Röhre F die Zahl der Erwärmungsgrade ahhängt, 

 insofern bei längerer Säule der zu überwältigende Widerstand 

 wächst, bei kürzerer abnimmt, und somit die Zahlen bei glei- 

 cher Ladung und gleichem Schliessungsdrahte mit dieser Länge 

 variiren. Fig. 3 gibt eine Seitenansicht des Instruments; A ist 

 der Cylinder, B und C die Fassungen der Hälse, G und H die 

 gläsernen Stützen des Cylinders, / und K die gläsernen Stützen 

 der Quecksilbernäpfe, L die Klappe, 31 die Röhre, welche 

 unter sich auf den Stützen O und P die in Linien getheilte 

 Messingscale hat ; hinten über dem gläsernen Gefäss N ist zur 

 Sicherung gegen Staub ein Holzcylinder leicht übergeschoben. 



§. 4. Sowie durch dieses, wie ich glaube, sehr zuverläs- 

 sige Instrument der Platindraht ohne alle weitere Zwischenver- 

 bindung in den Schliessungsdraht eingeht, so war ich bei der 

 übrigen Anordnung bemüht, alle unwesentlichen Verbindungs- 

 stücke zu vermeiden. Es schloss sich also an den die Kugeln 

 der Flaschen A (Fig. 1} verbindenden Querstab (von der Kugel 

 der Flasche geht erst ein starker Messingstab durch einen Holz- 

 deckel, dann ein Kupferdraht an die innere Belegung) unmit- 

 telbar ein Kupferdraht bis zum Auslader B an, und von diesem 

 ging wieder ein Kupferdraht bis JP, nur in C D durch einen 

 Platindraht von gleicher Länge und Stärke wie der Platindraht 

 in dem Luftthermometer unterbrochen ; ebenso waren in den 

 übrigen Theilen nur Kupfer- und Platindrähte von derselben 

 Sorte ; alle Verbindungen wurden durch isolirte Quecksilbernäpfe 

 hergestellt, und die Drähte selbst hingen soweit als nöthig an 

 seidenen Fäden. Vor Beginn der Untersuchung musste zunächst 

 das Instrument, dann der Platindraht nach dem Werthe seiner 

 durch Kupferdraht compensirteu Länge geprüft werden. In dieser 

 Beziehung verweise ich auf meine in Poggend. Ann. Band 67, 

 p. 468 abgedruckte Abhandlung, in der ich die compensirten 

 Werthe für denselben 0,513 Linien starken Kupferdraht und 



