135 



Um 1 1 Uhr iüt die .Stelle iiii.\>\. (HO« \ou .\. gegeu W.) wieder 

 feuerroth, welche Färbung; sich gegen 11''15' langsam verliert, 

 indem die Federwolken in jener Gegend immer dichter werden. 

 Um 11'' 20' war wegen IJewülkung und Mondschein wenig 

 mehr auszunehmen; um 11'' 30' der ganze Fliinmol trüb. 



Beuliaciitungen an den .Mai;,'netoiiietcrn. 

 Die Ceobachlungen enthält die Tabelle I und II; sie sind 

 gemacht an einem Gauss' sehen Variations-Declinatorium mit 

 einem vierpfündigen Stabe, und an einem Billlar Apparate mit 

 einem 24pfiiiidigen Stabe. Die Angaben der Stände der Mag- 

 nete sind in Millimeter Thoileu, die Zeitangaben in mittlerer 

 Göttinger Zeit. (Die MeridiaiulifVerenz zwischen Kremsmünster 

 und Göttingen beträgt l(i' 46" in Zeit, um welche Differenz die 

 gegebenen Beobachtungszeiten vermehrt werden müssen, um die 

 mittlere Ortszeit zu erhalten.) 



Der Werth eines Scalatheiles (Millimeters) beim Unifilare 



ist == 10'.'14 im Bogen. 

 ,, „ „ j, (Milliujeters) beim Bifilare 



ist = 19'.'27 im Bogen. 

 yf „ jf . „ (Millimeters) beim Bililare 



ist -7T^^-r- i" Theilcn der "an- 

 zen Intensität. 

 Die Aenderung im Stande dos Bifilares für V.O II. ist = 

 13'.'61 Millimeter. 



Zur lleduction der Unililarbeobachtungcn auf absolute De- 

 clinationen dient die Gleichuu"' 



-= 1 4" 50' 7"()S + (405 . 40 — /.) 20'.'76, 

 wo die absolute Declination, und L = der gemachten Lesung 

 am Unililare ist. 



Zur Keduclion der Bifilarbeobachtungen auf absolute Inten- 

 sität dient die Gleichung 



logy= 6.1233446 + log (13877.6 + /. + 13.61./:), 

 wo T die absolute Intensität, L die Lesung am Bifilare und c 

 die Temperatur in Keaumur's Graden im Kasten des Bifilares 

 bedeutet. 



Die Scalentheile laufen so, duss, wenn die Lesungen zu- 

 nehmen, beim Unifilare die Declination kleiner, beim Bilifarc 

 die Intensitäl grösser wird. 



