Konen: Emission der Luft im Lichtbogen. 29 



maten, die Camera wird mit einem Hartmannschen Chromaten, beide von 

 Zeiß, versehen sein. Die mechanische Ausführung des Instrumentes un- 

 terscheidet sich von anderweitig beschriebenen Instrumenten in mannig- 

 facher Weise. Auf möglichste Stabilität und kontrollierbare Feinregulie- 

 rung aller beweglichen Teile ist das größte Gewicht gelegt, so daß es 

 möglich war, unter Benutzung der bei Astro-Spektrographen bewährten 

 Methoden eine systematische Untersuchung des ganzen Instrumentes und 

 der Funktion aller seiner Teile durchzuführen. Über die Einzelheiten der 

 Konstruktion, der Prüfung des Instrumentes und der Justierung soll an 

 anderer Stelle ausführlich berichtet werden. 



Weiter wurden zwei Concavgitter benutzt, von denen das kleinere 

 von 180 cm Krümmungsradius und 20 000 Strichen pro inch nach der von 

 mir bei der Aufstellung der großen Gitter in Bonn mit sehr befriedigendem 

 Erfolge erprobten modifizierten Abneyschen Methode montiert ist,*) wäh- 

 rend das größere, von Herrn Ames mir geliehen, aus Mangel an einem ge- 

 eigneten Räume provisorisch aufgestellt ist. Dazu ist das Gitter auf einem 

 steinernen Wandsockel montiert, während sich der Spalt und zwei Ka- 

 meras auf Steinpfeilern befinden, die auf dem Boden des im ersten Stocke 

 gelegenen Zimmers aus mehreren Stücken aufgebaut sind. Die beiden 

 letztgenannten Instrumente sind bereits von einigen meiner Mitarbeiter 

 benutzt und von ihnen kurz beschrieben worden,') 



Zu den Gitteraufnahmen wurden 50 cm lange Platten aus dünnem, 

 biegbarem Glase mit passender Sensibilisierung benutzt. Die beim Quarz- 

 spcktrographen verwendeten Reproduktionsplatten haben das Format 

 9 X 24 cm. Sie sind aus Spiegelglas, lichthoffrei und wurden besonders 

 vorsichtig behandelt, um die bei der Schrägstellung der Platten sehr 

 schädliche Diffusion in der Schicht und Reflexe zu vermeiden. Einzel- 

 heiten seien an dieser Stelle wieder übergangen. 



Zur Ausmessung der Platten diente eine aus Mitteln der Hittorf- 

 stiftung beschaffte, von Heele-Berlin nach meinen Angaben gebaute Meß- 

 maschine. Dieselbe ist bereits von Papenfus*) in seiner Dissertation 

 beschrieben und nach der Methode von Zurhellen^) untersucht wor- 

 den. Inzwischen ist die Maschine jedoch durch Einbauung einer Regi- 

 striervorrichtung, Überarbeitung der ganzen Schraube und Änderung des 

 Mikroskopes verbessert worden. Ich habe daher die Maschine erneut 

 untersucht, und zwar indem ich als Hülfsskala einen Zeißschen Maßstab 

 benutzte, den mir die Direktion des Bonner physikalischen Institutes zu 

 diesem Zwecke lieh. Es wurden so die fortschreitenden Fehler von Zeit 

 zu Zeit gemessen und kontrolliert, Sie zeigen einen sehr gleichmäßigen 

 Gang und übersteigen auf eine Strecke von 5 cm nicht 1 k, so daß die 

 Schraube als sehr gut bezeichnet werden muß und Korrektionen bei der 



2) H, K o n e n, Zs. wiss, Phot. 1, p. 325—342, 1903. 



3) Vergl. z. B. H, F i n g e r, Zs. wiss. Photogr. 7, p. 329—356, 369—392 (1909). 

 *) F. P a p e n f u s, Zs, wiss, Photogr, 9, p. 332—346, 349—360 (1910). 



*) W, Zur hellen, Astron. Nachr, 172, No. 4105—4106, p. 1—20, 1906, 



