Konen: Emission der Luft im Lichtbogen. 31 



die Ausmessung von Aufnahmen mit Quarzinstrumenten in der Literatur 

 noch sehr spärlich vorliegen, weil ferner die Genauigkeit der Messung an 

 derartigen Aufnahmen gewöhnUch unterschätzt imd nicht ausgenutzt wird 

 und endlich, weil das Verhalten der mit Quarzinstrumenten aufgenom- 

 menen Spektrogramme in verschiedener Hinsicht von demjenigen der so 

 vielfach imtersuchten astrophysikalischen Aufnahmen abweicht. 



In der folgenden Tabelle findet man in der ersten Spalte imter R 

 die Schraubenablesungen. Sie sind das Mittel aus vier Einstellungen mit 

 einfachem Faden auf die Mitten von Linien, tmd beziehen sich auf Linien 

 des Bogens zwischen Kupferstäben. Es ist eine Platte von mittlerer Güte 

 gewählt. Bei viermaHger Ausmessung mit wechselnder Meßrichtung be- 

 trägt der mittlere Fehler der unter R stehenden Werte - 0,001 — 0,002 u 

 bei einfachen Linien. Dabei bezeichnen die unter R stehenden Zahlen 

 Millimeter (nicht wegen der Temperatur korrigiert). Die Zahlen wachsen 

 mit der Wellenlänge. Es sind nur wenige gemessene Linien angeführt. 

 Um leichter einen Vergleich mit den früheren Messungen ausführen zu 

 können, habe ich als Normalen die Wellenlängen des Kupferbogens nach 

 E X n e r und Haschek®) benutzt. Dieselben stehen in der zweiten 

 Spalte der Tabelle unter E. und H, Die mit Bd bezeichneten Zahlen be- 

 deuten die Kanten von nach Violett abschattierten Banden. Von ihnen 

 wird weiterhin noch die Rede sein. 



Zur Umrechnung der Schraubenablesungen in Wellenlängen benutzte 

 ich die Hartmann sehe Formel, indem ich die von Hartmann") selbst 

 und von Eb er hard^) gegebenen Rechenregeln anwendete. Die Hart- 

 mann-Co rnusche Formel lautet bekanntlich:^) 



Vs + s 



0/ 



Hier bedeuten /q, c, Sotmd c: Konstanten. Bei den meisten bisher be- 

 nutzten Spektrographen hat a Werte zwischen 1 und 0,5. Nach S c hni e- 

 derjost,") Eder und Valenta,") Joye*") u, a. soll man bei Quarz- 

 spektrographen mit dem Werte «=1, also der vereinfachten Formel: 



auskommen. Daß dies jedoch zum mindesten bei dem von mir benutzten 

 Instrumente nicht zutrifft, wird sich sogleich zeigen. Auch erklärt sich 



•) F. E X n e r- und E, H a s c h e k, Wellenlängentabellen etc. 2, Aufl. Wien (1911), 



7) J. Hart mann, Astron, Nachr. 155. No. 3702—3704, p. 81—118 (1901). 



8) G, Eberhard, Publ. Astrophys, Observ, Potsdam, No. 54, Bd, 18, p, 1 bis 

 107 (1907). 



°] J, H a r t m a n n, Publ, Astrophys. Observ. Potsdam, No. 42, Anhang zu Bd. 12, 

 p, 1—25 (1898), 



^*) J, S c h n i e d e r j o s t, Dissertation, Halle 1904, 



") J, M, Eder u, E, Valenta, Beiträge zur Photochemie etc, Wien 1905, 

 p. 381 ff, 



") P, Joye, Diss, Freiburg (Schweiz) 1909, 



