88 BAROMÈTRE DE BUNTEN. 



dont les voyageurs de toutes les nations ont fait depuis 

 un grand usage. Au nombre des avantages des baromè- 

 tres à siphon sur les baromètres à cuvette, on avait placé 

 l'absence de capillarité. D'après les idées généralement 

 reçues, la dépression du mercure devant être la même 

 dans les deux branches de l'instrument , la distance ver- 

 ticale des sommets des deux colonnes ne semblait pou- 

 voir exiger aucune correction. L'expérience a prouve 

 qu'il n'en est pas ainsi, et tout compte fait, mieux vaut 

 une forte correction dont on sache calculer exactement 

 la valeur, qu'une compensation seulement approximative 

 et variable. D'ailleurs, la disposition nécessaire des ver- 

 niers, dans les baromètres à siphon, a souvent donné lieu, 

 chez les personnes peu familiarisées avec les instruments 

 divisés, à de graves erreurs qui ne sont pas possibles 

 quand on se sert d'un baromètre à cuvette. 



11 était donc désirable, dans l'intérêt de beaucoup de 

 voyageurs, que les baromètres à cuvette pussent être 

 rendus aussi légers, aussi portatifs que les baromètres à 

 siphon ; qu'on eût le moyen d'en nettoyer facilement le 

 mercure; que leur prix fût notablement abaissé. Telles 

 sont les diverses conditions auxquelles M. Bunten s'est 

 proposé de satisfaire. 



Le nouveau baromètre de cet artiste étant sous les 

 yeux de l'Académie, nous pourrons nous contenter de 

 dire que le fourreau en cuivre gradué qui enveloppe ordi- 

 nairement le tube est supprimé ; que les divisions sont 

 tracées sur le verre même, comme dans les anciens baro- 

 mètres à siphon de M. Gay-Lussac; qu'une pièce mobile 

 portant le voyant et le vernier permet de viser et de lire 



