98 MIROIRS CONSTRUITS PAR MM. RICIIER FILS 



En les plaçant devant l'objectif de la lunette méridienne 

 de l'Observatoire, ou même en regardant avec une lunette 

 grossissant beaucoup l'image d'un objet éloigné, réflé- 

 chie sur leur surface, nous avons pu reconnaître qu'ils 

 n'altèrent pas le foyer d'une manière sensible, ce qui, au 

 demeurant, semble la condition la plus facile à remplir. 

 Restait à mesurer l'inclinaison mutuelle des faces oppo- 

 sées. Or, telle est sous ce point de vue la perfection du 

 travail de MM. Richer, que rarement nous avons reconnu 

 des déviations de y. Un miroir anglais, dont M. Cauchois 

 avait fait l'acquisition à Londres, placé dans les mêmes 

 circonstances, a donné des écarts sensiblement plus 

 grands. Il nous semble toutefois utile d'engager ces ar- 

 tistes à choisir dorénavant pour leurs miroirs des verres 

 d'une certaine épaisseur; ceux de 2 millimètres parais- 

 sent avoir éprouvé, dans quelques points, des flexions 

 irrégulières qui altéraient la netteté des images; nous 

 pensons aussi qu'il serait toujours convenable de travailler 

 les verres dans des dimensions plus grandes que celles 

 qu'ils doivent conserver, et de sacrifier ensuite les bords. 

 Après ces attentions dont, au reste, MM. Richer eux- 

 mêmes ont reconnu l'utilité, leurs miroirs plans pourront 

 soutenir la concurrence avec tout ce qui a été exécuté de 

 plus parfait dans ce genre, tant chez nous qu'à l'étranger. 

 Les astronomes et les physiciens ont eu maintes occa- 

 sions d'apprécier le mérite de M. Richer père. Ils con- 

 naissent l'ingénieux instrument que cet artiste a imaginé 

 pour réduire par une opération mécanique les distances 

 apparentes de la Lune aux étoiles en distances vraies, les 

 travaux qu'il a faits pour perfectionner les hygromètres à 



