RAPPORT 



SUR DN HÉLIOSTAT, UN APPAREIL A NIVEAU ET UNE BOUSSOLE 

 DE DÉCLINAISON, CONSTRUITS PAR M. GAMBET ' 



Nous avons été chargés, MM. de Humboldt, Gay- 

 Lussac et moi, d'examiner un appareil que M. Gambey a 

 présenté dans la dernière séance et qui est destiné à véri- 

 fier l'horizontalité de Taxe des lunettes méridiennes. Plus 

 anciennement le même artiste avait également soumis au 

 jugement de l'Académie une boussole et un héliostal de 

 son invention. Vos commissaires ont pensé qu'il leur serait 

 permis de réunir ces trois objets dans un seul et même 

 rapport. Nous commencerons par la description de l'ap- 

 pareil à niveau. 



L'annonce d'un perfectionnement notable dans un in- 

 strument qui a exercé la sagacité des Ramsden , des 

 Troughton, des Reichenbach, et qu'emploient depuis 

 plus de cent ans les plus célèbres astronomes de l'Europe, 

 ne devait pas être reçue sans quelque défiance, même 

 par ceux à qui toute l'habileté de M. Gambey est connue. 

 Ce n'est donc qu'après le plus scrupuleux examen que 

 votre Commission se permettra dé prononcer sur le mé- 

 rite des nouveaux moyens de vérification que cet artiste 

 propose. 



L'appareil destiné à reconnaître l'horizontalité de l'axe 

 d'une lunette méridienne avait été composé jusqu'ici 

 d'un niveau à bulle d'air posé sur une règle de cuivre, 



1. Rapport inédit lu à l'Académie des sciences le 3 novembre 1821. 



