404 APPAREIL A NIVEAU DE M. GAMBEY. 



après le retournement de la lunette, suffirait évidemment 

 pour apprendre si son axe est horizontal ; mais dans l'im- 

 possibilité de donner au tube cette forme régulière, 

 M. Gambey y supplée en adossant deux niveaux ordi- 

 naires dont il rend les axes parfaitement parallèles par 

 un procédé sûr et très-simple. La bulle du premier niveau 

 sert de repère quand l'objectif est tourné vers le midi ; 

 c'est la bulle du second qu'il faut observer dans la po- 

 sition contraire. On substitue ainsi le mouvement de 

 révolution de la lunette aux déplacements et renverse- 

 ments de l'ancien niveau et de sa monture dont nous 

 avons déjà signalé les inconvénients. Nous aurions, du 

 reste, oublié la plus précieuse propriété de l'appareil 

 de M. Gambey, si nous n'ajoutions encore que ses deux 

 niveaux sont montés sur un axe qu'on rend facilement 

 parallèle à celui des deux tourillons de la lunette, ce qui 

 permet de la vérifier à toutes les hauteurs. 



En résumé, l'ancien appareil, celui dont on se sert 

 encore dans tous les observatoires, peut éprouver de 

 petites flexions quand on l'enlève pour le placer dans une 

 position renversée. L'appareil de M. Gambey, au con- 

 traire, étant fixé à demeure sur le cube de la lunette, se 

 retrouve toujours dans des circonstances parfaitement 

 semblables. 



L'ancien appareil ne se prête aux vérifications qu'entre 

 des limites d'inclinaison fort resserrées ; l'autre peut ser- 

 vir depuis l'horizon jusqu'au zénith. Le premier s'adapte 

 momentanément à l'instrument et seulement de loin en 

 loin, quand les discordances des observations avertissent 

 qu'il est survenu quelque dérangement notable ; le second 



