IIÉLIOSTAT DE M. GAMBEY. 407 



croscope en lunette s'effectue par la simple substitu- 

 tion d'un couvercle de cuivre d'une certaine forme à 

 un couvercle autrement découpé. On trouverait peut- 

 être des exemples d'un semblable artifice dans d'an- 

 ciens instruments ; mais ce qui est tout à fait neuf, à 

 notre avis, c'est la disposition heureuse que M. Gam- 

 bey a adoptée pour son objectif complexe ; ce sont sur- 

 tout les moyens ingénieux qu'il a imaginés pour amener 

 à une exacte coïncidence les axes optiques de la lunette 

 et du microscope ; pour rattacher enfin, sans incertitude, 

 les observations des extrémités de l'aiguille à celles des 

 mires terrestres ou célestes. Nous nous dispenserons, 

 puisque la boussole est sous les yeux de l'Académie, de 

 citer une foule d'autres détails de construction qui por- 

 tent également le cachet d'un artiste du premier ordre. 



Le troisième et dernier instrument de M. Gambey dont 

 l'Académie nous a chargés de lui rendre compte est un 

 héliostat. On appelle de ce nom, comme tout le monde 

 sait, un appareil qui permet de donner, malgré le mou- 

 vement diurne, une direction constante aux rayons du 

 Soleil réfléchis par un miroir. 



S'Gravesande chercha le premier la solution de ce pro- 

 blème. Deux membres de l'Académie, MM. Charles et 

 Malus, apportèrent successivement quelques améliora- 

 tions à l'héliostat du physicien anglais qui n'avait guère 

 été jusque-là qu'un instrument de démonstration dans les 

 cours publics ; les phénomènes de diffraction , les phéno- 

 mènes non moins délicats, non moins variés produits 

 par les interférences des rayons, ont fait sentir depuis 

 le besoin de nouveaux perfectionnements. 11 était, par 



