SUR LES HYGROilETRES. 415 



D'après la disposition adoptée par M. Savai'y, toutes les 

 parties de son thermomètre métallique doivent avoir à 

 très-peu près la même température. Ainsi s'évanouit la 

 seule objection, quelque peu fondée, qui ait été faite 

 contre les divers moyens à l'aide desquels les physiciens 

 ont essayé de réaliser la pensée de Le Roy. 



Il n'est sans doute pas besoin de dire que l'hygromètre 

 de M. Savary se prête avec une égale facilité à l'obser- 

 vation de la précipitation de l'humidité atmosphérique 

 sur la paroi en or du thermomètre métallique et à celle 

 de sa vaporisation. 



IIL — OBSERTATIONS BTGROMÉTRIQUES FAITES A L''0BSERVAT0IIIB 

 DE PARIS 



De 1816 à 1830, j'ai suivi attentivement les observa- 

 tions hygrométriques faites à l'Observatoire de Paris. 



L'hygromètre de Saussure employé a été construit par 

 Richer; il était composé de huit cheveux disposés de 

 manière à faire parcourir à l'aiguille du cadran une 

 espèce de moyenne entre tous les arcs qu'on aurait ob- 

 servés si chaque cheveu avait agi séparément. L'instru- 

 ment était placé à l'ombre et au nord ; on l'obsenait à 

 quatre époques distinctes de la journée. Nous n'avons 

 rapporté dans les tableaux suivants que les obser\ations 

 de 3 heures après midi : cette époque est chaque jour, 

 sinon exactement, du moins à très-peu près, et abstrac-' 

 tion faite des circonstances accidentelles, celle de la 

 plus grande sécheresse. 



L'hygromètre étant placé en plein air, a besoin d'être 

 renouvelé tous les ans. Les observations d'une même 



