538 THE 



étant opposé au sommet et par conséquent égal à l'angle g-, c , 

 7c, donnera évidemment la valeur de l'incidence cherchée. 



Les coulisses que l'on remarque sur les branches du gonio' 

 mètre ont pour but de diminuer ou d'augmenter la longueur 

 des côtés du triangle g, c , k, afin de pouvoir les introduire 

 dans les petites cavités qui renferment souvent les cristaux les 

 plus parfaits. 



Pour éviter les erreurs qui pourroient l'ésulter de Tappli- 

 cation imparfaite tlu goniomètre sur le rapporteur séparé, on 

 a imjginé d'adapter un flemi-cercle divisé à l'une des branches 

 du goniotnèiie qui lui sert de diamètre, à peu près comme 

 g^ (/,€t de ne permettre qu'a la branche A", i , de tourner au- 

 tour du centre c ; en sorte qu'elle marque de suite et sans 

 aucun dérangement l.i valeur de l'anizle g, c , k. 



Ce goniomètre, de Tiiivenlion de M. Carangeau, perfec- 

 tionné par M. Gillet-Laumond , et ilont M. Haïiy a fait exclu- 

 sivement usage pour l.i d.-'tcM-fninalion des angles de tous les 

 cristaux qu il a décrits, donne des résulrals qui approchent 

 telTement de la vérité, quand on a l'habitude d'en faire usage, 

 qu'on peut le ret^ar<Iei, en raison des services qu'il rend jour- 

 neliement, comme le seul qui soit susceptible d'entrer dans 

 le nécessaire du minéralogiste. 



Le goniomètre d'Allant est absolument semblable à relui de 

 Carangeau; il ne tient point à son rapporteur, mais les cou- 

 lisses régnent d'un bout à l'autre des branches, dont l'extré- 

 mité est évidée de manière à ce qu'on puisse les introduire 

 dans les cavités que renferment des cristaux , et mesurer 

 l'angle d'incidence de deux faces coniigués. Ce léger perfec- 

 tionnement ne rachète point l'inconvénient qui résulte de la 

 séparation du compas et de son rapporteur. 



Nous ne devons point passer sous silence la manière de 

 mesurer les angles dos cristaux , par réflexion, méthode que 

 l'on doit 'a feu M. Malus, et dont le goniomètre du D." Wol- 

 laston n'est qu'une simple application. L'usage de ce gonio- 

 mètre consiste 'a fixer un cristal sur un disque vertical^ tour- 

 nant et divisé, qui est la pièce principale de l'instrument, 

 de manière à ce qu'un objet éloigné vienne se peindre sur 

 l'une des deux faces dont on cherche a déterminer l'inci- 

 dence. Si l'objet est parfaitement réfléchi par la face qui est 

 en expérience, et que l'index soit au point zéro, on fera tour- 

 ner le disque avec le cristal qui y est attaché, jusqu'à ce que 

 l'objet vienne se peindre de nouveau dans la seconde face. La 

 portion du cercle comprise entre le point de départ et celui 

 où l'on s'est arrêté , est la valeur de l'angle cherché. 



L'on a prévu, dans la construction de cet instrument qui 



