HYG 



portionnels à ces quantités : ainsi , quand 

 l'instrument marque 80", l'air souvent ne 

 contient que 60 à 70 pour 100 de la quan- 

 tité de vapeur nécessaire pour le saturer. 11 

 esta remarquer aussi que deux Hygromètres 

 construits avec le plus grand soin et dans 

 des circonstances en apparence parfaitement 

 identiques, présentent souvent des différences 

 de 3 et 4 degrés. 



3° La méthode de l'Hygromètre à conden- 

 sation est fondée sur le principe suivant : si 

 l'on suppose qu'une masse d'air se refroidit 

 lentement, elle finira par descendre à un de- 

 gré de température auquel cet air sera saturé 

 par la quantité de vapeur qu'il contient. 

 Cette température, appelée le point de rosée, 

 une fois connue, il suffira de chercher dans 

 une table quelle est la quantité de vapeur 

 qui lui correspond. 



Le Roy, de Montpellier, fut le premier qui 

 proposa la condensation de la vapeur conte- 

 nue dans l'air pour en déterminer l'état hy- 

 grométrique; mais son procédé ne reçut une 

 application réelle que par la construction de 

 VHygromètre à condensation de Daniell. Cet 

 instrument consiste en deux boules, A, B, 

 réunies par un large tube recourbé; taboulé 

 A est un peu plus qu'à demi remplie d'é- 

 ther; un thermomètre très sensible est dé- 

 posé dans le tube de façon que son réservoir 

 se trouve au centre de la boule À et plonge 

 dans les couches supérieures du liquide 

 élhéré. Le vide a été fait complètement dans 

 le petit appareil avant de le fermer à la 

 lampe. La boule E est enveloppée d'une 

 batiste sur laquelle l'observateur verse de 

 l'éiher goutte à goutte avec une pipette. 

 L'évaporation de l'éther dans l'air produit 

 un refroidissement considérable de la boule 

 B, et, par suite, la distillation de l'éther de 

 la boule A, qui se refroidit et peut descen- 

 dre au-dessous de la température à laquelle 

 l'air se trouverait saturé par la quantité de 

 vapeur qui s'y trouve au moment de l'expé- 

 rience; on apercevra donc de la rosée se for- 

 mer sur la boule A. Pour en rendre le dépôt 

 plus apparent, l'on construit ordinairement 

 celte dernière boule avec un verre fortement 

 coloré en bleu de cobalt, ou on la revêt d'une 

 calotte mince d'argent doré. 



L'appareil de Daniell peut, entre des mains 

 exercées, donner approximativement la tem- 

 pérature du point de rosée; mais il est dif- 



HYG 



771 



ficile de compter sur son exactitude absolue, 

 en raison des divers inconvénients que M. le 

 professeur Regnault fait parfaitement res- 

 sortir dans son Mémoire, et qu'il croit avoir 

 écartés dans un instrument nouveau auquel 

 il donne le nom d'Hygromètre condenseur. 



Cet appareil se compose d'un dé en argent 

 très mince et parfaitement poli. Ce dé, qui 

 a 45 millimètres de haut et 20 de diamètre, 

 s'ajuste exactement à frottement sur un tube 

 de verre ouvert par ses deux extrémités, et 

 portant une petite tubulure latérale. L'ou- 

 verture supérieure du tube est fermée par 

 un bouchon dont l'axe est traversé par un 

 thermomètre très sensible ; le réservoir du 

 thermomètre se trouve placé au milieu du 

 dé en argent. Un second tube de verre mince, 

 également ouvert par les deux bouts , tra- 

 verse le même bouchon et descend jusqu'au 

 fond du dé. 



On verse de l'éther dans ce dernier tube, 

 et la tubulure du premier tube est mise en 

 communication au moyen d'un conduit de 

 plombj avec un aspirateur, de la capacité de 

 3 à 4 litres, rempli d'eau. L'aspirateur est 

 placé près de l'observateur, tandis que l'Hy- 

 gromètre peut en être éloigné à volonté. 



En faisant couler l'eau de l'aspirateur, l'air 

 pénètre dans l'appareil, et traverse bulle à 

 bulle l'éther qu'il refroidit en en vaporisant 

 une partie. Le refroidissement devient d'au- 

 tant plus rapide que l'écoulement de l'eau 

 est plus abondant. Toute la masse d'éther 

 présente d'ailleurs une température sensi- 

 blement uniforme, puisqu'elle est sans cesse 

 agitée par le passage des bulles d'air. En 

 moins d'une minute, la température est as- 

 sez abaissée pour qu'il y ait sur le dé un dé- 

 pôt considérable de rosée. C'est alors qu'au 

 moyen d'une lunette on doit observer le 

 thermomètre, qui indique évidemment une 

 température un peu plus basse que celle à 

 laquelle correspond réellement la saturation 

 de l'air, mais que l'on amène facilement au 

 point véritable à l'aide de quelques nouvelles 

 manipulations. Toutes ces opérations durent 

 au plus trois ou quatre minutes pour un ex- 

 périmentateur exercé, qui peut ainsi déter- 

 miner le point de rosée à ^ de degré près. 



4° M. Gay-Lussac proposa le premier de 

 déterminer l'état hygrométrique de l'air, en 

 observant les températures indiquées, et par 

 un thermomètre sec, et par un thermomètre 



