204 



Mie 



ment que ceui qui se présentent à nos yeux 

 jous le plus gros volume. 



L'importance qu'on attache maintenant 

 aux études microscopiques , complément 

 obligé de toute éducation scientifique , a né- 

 cessairement augmenté celle du Microscope; 

 aussi cet instrument a-t-il subi, dans ces 

 derniers temps , de nombreuses modiflca- 

 tions, dont quelques unes sont de véritables 

 perTectionnements. 



Considéré dans sa simplicité première, 

 c'est-à-dire comme composé d'une seule 

 lentille, le Microscope remonte évidemment 

 à ranli(iuité la plus reculée ; nous en rencon- 

 trons la preuve dans maints auteurs, depuis 

 le comique Aristophane {Suées) jusqu'aux 

 philosophes Sénèque , Pline, Plutarque. 



Quant au Microscope composé, son ori- 

 gine est bien plus récente; on en attri- 

 bue communément l'invention à Cornélius 

 Drebbel , alchimiste hollandais , mort en 

 1601, mais qui ne fit, dit-on aussi, que 

 reproduire l'instrument imaginé par son 

 compatriote Zacharias Jansens , construc- 

 teur, dès 1590, du premier Microscope 

 connu. Sans entrer dans de plus longs dé- 

 tails sur l'origine de l'instrument qui fait le 

 sujet de cet article , instrument à la décou- 

 verte duquel Galilée , dit Viviani , fut amené 

 par celle du télescope, et que le moine Roger 

 Bacon, qui inventa tant de choses, aurait 

 aussi inventé, au dire de Record, auteur 

 du Chemin de la science , livre qui parut en 

 1551 , nous entrerons de suite en matière. 



Le Microscope simple, le plus ancienne- 

 ment connu, peut être formé d'une seule 

 /entif/e biconvexe ou plano-con vexe, en verre 

 ou en cristal de roche , ou bien de plusieurs 

 lentilles superposées , mais n'agissant que 

 comme une seule. Le Microscope simple à 

 verre lenticulaire reçoit généralement le 

 nom de loupe. Mais dans le Microscope simple 

 proprement dit, on substitue maintenant 

 avec avantage à la lentille unique , une len- 

 tille composée, qui a reçu le nom de dou- 

 llet. La première invention du doublet est 

 due à Wullaston ; mais l'ingénieur Ch. Che- 

 valier en a perfectionné la construction. Le 

 doublet de cet opticien, adopté par les sa- 

 vants les plus distingués de l'époque, se 

 compose de deux verres piano-convexes , à 

 foyers égaux, l'un, très large, placé du côté 

 de l'observateur, l'autre plus petit et supé- 



MIC 



rieur ; leurs faces planes sont toutes deux 

 tournées vers l'objet. Entre ces deux len- 

 tilles, serties séparément dans leur monture, 

 est placé un diaphragme dont l'ouverture 

 varie selon le foyer du doublet. Le reste de 

 l'appareil se compose de différentes pièces 

 dont il serait difficile de donner une des- 

 cription sans figure, et qui varient du reste 

 selon l'usage auquel on destine l'instru- 

 ment. 



LeMicroscopesoîairen'estautre que l'ins- 

 trumentprécédent, auquel on adapte un ap- 

 pareil réflecteur, ou miroir, qui réfléchit les 

 rayons du soleil et les dirige vers un verre 

 convexe de 0™,216 à0,„,270 de foyer; celui- 

 ci les rassemble sur l'objet en observation, 

 de manière à l'éclairer fortement. Une len- 

 tille, dont le foyer est en rapport avec le 

 grossissement que l'on veut obtenir, reçoit 

 la lumière qui émane de l'objet, et la ré- 

 fracte de manière à former une image am- 

 plifiée que l'on fait tomber sur un plan de 

 couleur blanche. 



Le Microscope à gaz est l'appareil solaire 

 modifié pour recevoir une vive lumière arti- 

 ficielle, celle, par exemple, qui est produite 

 par la combustion d'un jet de gaz oxygène 

 et hydrogène, reçu sur un fragment de craie 

 (chaux carbonatée). 



Le Microscope composé , comme le Micro- 

 scope simple, est destiné à l'amplification 

 des objets; mais, tandis que dans celui-ci 

 l'on obtient le résultat désiré, au moyen 

 d'une seule lentille ou d'une combinaison 

 de lentilles, agissant immédiatement sur les 

 rayons lumineux , en d'autres termes, gros- 

 sissant les objets et transmettant directe- 

 ment à l'œil l'image amplifiée; dans ]& Mi- 

 croscope composé, &u contraire, l'image n'est 

 perçue qu'après avoir subi une seconde am- 

 plification , produite par un autre système 

 de verres. Ces derniers prennent le nom 

 à'oculaires , et sont dirigés vers l'œil, tandis 

 que ceux qui produisent les premières am- 

 plifications se nomment objectifs, et sont 

 tournés vers l'objet. Il résulte de cette com- 

 binaison que le grossissement définitif est 

 le produit du grossissement résultant de 

 chacun de ces verres, ou de ces systèmes de 

 verres; ainsi, l'objectif grossissant dix fois 

 et l'oculaire cinq fois , le grossissement total 

 équivaudra à cinquante fois, et ainsi de 

 suite. 



