62 



DENDROMETRIE 



tube passe à frottement doux dans un anneau qui le maintient 

 parallèle à l'axe de l'instrument. Quand ou remplit celui-ci 

 d'eau, leliquide s'établitau mêmeniveau 

 dans le cylindre et le tube. Si Ton im- 

 merge un corps quelconque le niveau de 

 l'eau s'élève et cette élévation peut évi- 

 demment servir à mesurer le volume du 

 corps immergé si l'instrument a bien la 

 forme cylindrique que nous avons ad- 

 mise. On conçoit qu'on puisse tracer des 

 divisions sur le tube de manière que 

 chacune d'elles corresponde à un volume 

 d'un décimètre cube pour le corps im- 

 mergé. 



Le bas du xylomètre est muni d'un 

 Fig. 18. — Xylomètre de la robinet qui permet de le vider sans le 



station de recherches de 



Nancy. renverser. 



On démontrepar un calcul très simple 

 qu'il n'est pas nécessaire que le xylomètre soit rigoureusement 

 vertical pour qu'on puisse opérer; il suffit que le tube soit tou- 

 jours parallèle à l'axe du cylindre. Cependant il est préférable 

 de poser l'instrument sur des chantiers en bois qui permettent 

 d'assurer sa verticalité approximative et facilitent la manœuvre 

 du robinet de vidange. 



Il est recommandé de cuber le plus grand nombre possible 

 d'échantillons à la fois, pour diminuer l'importance relative des 

 erreurs de mesurage et de n'opérer que sur des bois verts, 

 c'est-à-dire saturés d'eau, le bois sec absorbant, même quand 

 on opère rapidement, beaucoup de liquide, ce qui fausse les 

 résultats. 



Cet instrument est d'un maniement rapide et très commode ; 

 il n'a que l'inconvénient de coûter assez cber (une centaine de 

 francs environ) et d'être encombrant. 



2° Cubage par pesées. — Au lieu d'employer directement le 



