nQ DENDROMÉTRIE 



faut donc, en tout cas, avoir soin de stationner à une distance 

 convenable delà û^o qu'on veut cuber; 



2° L'axe de l'arbre peut n'être pas vertical, comme nous l'a- 

 vons supposé, de sorte que les résultats en seront viciés, celte 

 cause d'erreur venant s'ajouter aux précédentes ; 



3° Il est difficile, en pratique, de diriger des lignes de visée 

 tangentiellement à une surface cylindrique, même lorsque 

 celle-ci est parfaitement et également éclairée, et qu'elle se 

 projette sur un fond dont elle se détache nettement, ce qui est 

 loin d'être le cas en forêt; 



4° Toute irrégularité de l'écorce au point de contact d'une des 

 lignes tangentielles, un peu de mousse ou un accident de forme 

 entraîne des erreurs dont l'importance peut être assez grande 

 et échappe à toute appréciation. 



En somme l'emploi du théodolite est sans intérêt pratique, 

 car, malg-ré la précision des mesures, les résultats ne sont pas 

 plus exacts que ceux fournis par des instruments beaucoup plus 

 simples. 



On a proposé de mesurer les diamètres au moyen d'un pro- 

 cédé analogue à celui de la stadia topographique. 



B, 



Fig. 22. 



Soit le centre de l'objectif d'une lunette stadimétrique dont 

 le réticule est formé de fils aô à écartement variable et mesu- 

 rable avec l'approximation que l'on voudra au moyen d'une vis 

 micrométrique; soit AB la longueur à déterminer. 



