90 



DENDROMETRIE 



cul. Cello distance doit être égale à cent fois la distance du 

 point d'attache du fil à plomb à la ligne sur laquelle on lit les 

 graduations. 



On remédie à cet inconvénient en traçant sur la planchette 

 plusieurs lignes graduées parallèles à des distances de 8, 9, 10, 

 11, etc., centimètres du point fixe du fil à plomb; on peut alors 

 stationner à des distances de 8, 9, 10, M, etc.^ mètres du pied 

 de l'arbre en faisant la lecture sur la ligne dont la distance au 

 point fixe correspond à la distance à laquelle on se trouve du 

 pied de l'arbre. 



2° Il est impossible à l'opérateur qui vise le sommet ou le 

 pied de l'arbre de relever en même temps le point oij le fil à 

 plomb coupe la ligne des graduations, et cette observation ne 

 peut être faite que pendant que l'instrument est en station. 



M. Regneault (1) a proposé, pour obvier à ce défaut de laplan- 

 chette, le dispositif suivant : 



Le dendromètre de Regneault se compose essentiellement de 



Fis. 30. 



deux règles à angle droit ; le long de celle verticale peut glisser 

 un petit curseur qui porte le point d'attache A du fil à plomb de 

 sorte qu'on peut fixer celui-ci à une distance quelconque, égale 

 au centième de celle à laquelle on se trouve du pied de l'arbre, 



(1) Professeur à l'Ecole forestière de 1834 à 1866. Son dendromètre se trouve 

 décrit dans le volume de i8il des Annales fores Hères. 



