92 



DENDROMETRIE 



celui que construit M. Bolliéni, constructeur à Nancy, et qui est 

 un perfectionnement d'appareils plus anciens, les dendromètres 

 de Bouvard et de Huet et le clisimètre du colonel Goulier (1). 

 II se compose d'une boîte en bois de m. 11 de côté fermée 

 par un verre, dans laquelle est suspendu un perpendicule por- 

 tant un trait de repère et pouvant osciller le long d'un arc gra- 



Fit;. 31. — Dendromètre de Faustmann. 



due. Le zéro delà graduation se trouve au point où s'arrête le 

 repère lors qu'une ligne de visée déterminée par un œilleton et 

 une pointe fixés vers le bord supérieur de la boîte est horizon- 

 tale. Un ressort, commandé par un bouton, immobilise le pen- 

 dule ou lui laisse la liberté de se mouvoir, à la volonté de l'o- 

 pérateur (fig. 32). 



(1) Voir, pour les dendromètres Bouvard et Iluet, les Annales fores Itères, vo\u- 

 me de 1S42, page 221. C'est sur les indications de M. RouJleau, Inspecteur des 

 Eaux et Forêts au Mans, que M. Belliéni a modifié le clisimètre Goulier en vue 

 de son emploi en dendrométrie. 



