94 DENDROMÉTRIE 



station au pied de l'arbre. Le produit est la hauteur cherchée. 



On peut aussi, sans se^servirdu miroir, arrêter le pendule au 

 moyen du ressort dans la position où il se trouve au moment où 

 l'on fait la visée et renverser l'instrument pour effectuer la 

 lecture. 



Le dendromèlre Belliéni nous paraît être le plus recomman- 

 dable de tous (1) les instruments analogues ; il est très commode 

 puisqu'il permet de stationner en un point absolument quel- 

 conque, peu encombrant, solide et suffisamment précis pour-les 

 besoins de la pratique. 



IIL — Les dendromètres de Sanlaville et dp^rivés. 



Le dendromètre de Sanlaville (2) est basé sur le principe sui- 

 vant: 

 Le long de la verticale AB à évaluer (fig. 33) dressons une 



A 



A 



E 



D 





Fis. 33. 



perche BDde hauteur connue, 2 mètres par exemple. Supposons 

 ab parallèle à AB et plaçons l'œil en de façon à pouvoir viser 

 àla fois suivant OA, OD et OB. 



On a évidemment, en appelant x la longueur AB : 



X _ PB 

 ab bd 



(1 C'est celui que l'Ecole nationale des Eaux et Forêts met entre les mains de 

 ses élèves, son prix est de 14 fr. 



(2) Voir les Annales foresUères, volume de 1S42, page lia. Sanlaville était un 

 géonièlre habitant à Beaujeu (Rhône); son inslrumeut estdécrit pour la première 

 fois dans un rapport adressé en 1842, par un nommé Olivier, à la Société d'en- 

 couragement pour l'industrie nationale. 



