566 L. ELLERl OPERA POSTHLMA. pf,y,i,,^ 



talis constructio in praxi aegre obtineri queat, consultum erit, in directlone flOG (Fig. 2^2.) pondiis 

 ope cocbleac mobile applicare cujus ope centrum gravitatis G, sive elevari sive deprimi queat. 



p(a — 8) . . 



§ 20. Cum igitur supra invenerimus (p = — - — si instrumentum, ita paretur, ut ex observata 

 inclinatione co pondusculum p accurate definiri possit, inde simul mutatio in densitate aoris facta 

 (p innotcscet, hocque tempore aeris densitas erit d ~t- fp. 



§ 21. Eadem conclusio etiam alio modo obtineri potest, ita ut non opus sit inclinationem 

 librae observare. Turbato enim aequilibrio, si id restituatur dum ex altera parte exiguum pondus- 

 culum additur, ex quo deinceps pondusculum p haud difficulter concludi poterit si tantum pro unico 

 casu effectus dati pondusculi adjecti fuerit exploratus. Si enim initio, quo libra fuerit instructa 

 ponderi P addatur datum pondusculum tt, atque inclinatio inde orta mensuretur, quoniam tangontes 

 inclinationum pondusculis sunt proportionales , totum negotium haud difficulter expediri potcrit atque 

 adeo tabula supputare, quae pro quavis librae inclinatione mutationem in densitate aeris factam 

 indicet. 



§ 22. Geterum cum librae consuetae sint super apice quodam mobiles, cujusmodi structura 

 semper cum quapiam frictione est conjuncta, ejus loco fortasse cum optimo successu jugum circa 

 cylindrulum plane horizontali iucumbentem mobile reddi potest, qualis structura olim iu fabricatione 

 acus magneticae inclinatoriae est adbibita, ubi minimae variationes nulla frictione impediuntur. Ijisam 

 autem^^tructuraij^, sojj^ftiae ^rtificis relinqui oportet. 



"T tuiiiotiUoo xH eilc^ • 



•iUiu;; 



,-. ■■.'....r.r^ ' .'. ••If' :i'.tilif <.l' W«(.-1 ■l|--I*l « fft! 



