338 DES HERNIES. 



L'extrémité postérieure du easseau peut quelquefois blesser le four- 

 reau, surtout chez certains sujets sur lesquels l'ombilic s'ouvre trop 

 près du fourreau. En pareil cas, dit M. II. Bouley, l'emploi des casseaux 

 se trouve absolument conlre-indiqué et il y a lieu de recourir à un tout 

 autre procédé et particulièrement à la ligature du sac dont les manœu- 

 vres peuvent être exécutées dans un champ très -circonscrit. 



C. Procédé par la pince de «ordonnât. — Cette pince, qui a été em- 

 ployée avec succès par M. Rey, se compose (fig. 247) « de deux branches 

 d'acier, ayant en longueur 15 centimètres, en largeur 5 millimètres, 

 en épaisseur 1 centimètre. L'une de ces branches présente à ses ex- 

 trémités deux tiges cylindriques ta- 

 raudées et qui forment avec elle 

 un angle droit et mesurent un dé- 

 cimètre de longueur, elles entrent 

 facilement dans des trous que l'au- 

 tre branche présente dans le sens 



Fig. 247. - Pince de Bordonnat pour la de sa largeur. On peut rapprocher 

 hernie ombilicale. l'une de l'autre les deux pièces de 



cette pince à l'aide d'écrous D et 

 D' s'adaptantàla vis des tiges dont chacune d'elles est garnie. C'est dans 

 le sens de la largeur que les branches de l'instrument sont mises en 

 rapport; chacune d'elles a dans cette partie des pointes d'un centi- 

 mètre de long, distantes l'une de l'autre d'un centimètre et demi, et 

 présentant alternativement, à la distance d'un centimètre, des pointes 

 et des trous qui se reçoivent réciproquement. 



« Quand on veut faire usage de cette pince, on pratique convenable- 

 ment la réduction de la hernie ombilicale, puis on saisit le sac her- 

 niaire entre les branches qu'on rapproche plus ou moins à l'aide des 

 écrous dont l'instrument est muni. Alors la peau se trouve tout à la 

 fois comprimée plus ou moins fortement comme par un easseau; de 

 plus, elle est traversée par les pointes qui font l'office d'une suture à 

 points passés (A. Rey) (1). » 



D. Procédé par la presse ombilicale de Jlarlot. — Cette presse se 



compose «de deux planchettes en bois très-léger, de noyer, par exemple, 

 légèrement courbées dans le sens de leur longueur, et mesurant 10 cen- 

 timètres dans ce dernier sens, 12 de largeur et 5 millimètres d'épaisseur. 

 Ces planchettes peuvent être rapprochées l'une de l'autre, jusqu'au con- 

 tact étroit de leur bord interne, par le mécanisme d'une coulisse dis- 

 posée à chacune de leurs extrémités, et dans laquelle elles peuvent 

 glisser sous l'impulsion d'une vis. Des pitons au nombre de trois pour 

 chaque planchette et fixés à leur face inférieure en regard les uns des 

 autres doivent servir à donner passage à des chevilles d'arrêt; tout 

 l'appareil pèse 225 grammes. » 



(1) Journal de médecine vétérinaire de Lyon, 1 S 4 5 , p. 406. 



