DE L'ENCASTELURE. 74:; 



A cet effet, la branche fixe est percée d'un trou non taraudé dans 

 lequel tourne la vis qu'elle supporte, tandis que l'autre est traversée 

 d'un écrou destiné à recevoir cette vis motrice, laquelle, suivant le 

 sens où elle tourne, la ramène ou l'écarté. Chaque branche, évidée à sa 

 partie inférieure et contournée en dehors, se termine par une sorte de 

 griffe, dont les dents, d'égale longueur, forment, l'instrument étant 

 supposé en place, une série oblique d'arrière en avant et de dehors en 

 dedans par suite d'une légère torsion, dans les mêmes sens, de la tige 

 qui les supporte. Vues de profil, les branches de cet instrument, sup- 

 posé en place, décrivent une courbe telle qu'elles sont convexes en 

 arrière et concaves en avant, afin de pouvoir embrasser dans leur con- 

 cavité la saillie des glômes de la fourchette et des bulbes cartilagineux. 

 Au-dessus de la vis motrice et parallèlement à elle, est disposée une 

 échelle graduée en millimètres, qui est soudée à la branche fixe et 

 traverse librement une mortaise de la branche mobile. 



M. Charrière a modifié le désencasteleur Jarrier et il en a construit 

 deux modèles. Nous ne décrirons que celui qui est représenté par les 

 figures 365 et 366. On voit que les branches de cet instrument décrivent 

 une courbe à leur partie supérieure, par laquelle elles s'articulent à la 

 manière d'un compas. Au-dessus de cette articulation, l'une de ces 

 branches est munie d'un prolongement recourbé qui est séparé de la 

 branche sur laquelle il se projette, par un intervalle de 2 centimètres, 

 quand l'instrument est fermé (fg. 365). 



Une vis, à tête plate et large, passe dans le prolongement qui fait 

 office de coulisse et s'engage ensuite dans un trou taraudé, percé sur 

 l'une des branches de l'instrument. En faisant mouvoir cette vis. la 

 branche mobile se rapproche peu à peu du prolongement par sa partie 

 supérieure, tandis que son extrémité inférieure s'écarte de celle de la 

 branche opposée {fuj. 366). 



M. Salles, vétérinaire militaire, qui a vu à l'œuvre ces divers désen- 

 casteleurs, donne la préférence à celui de Saumur, modifié de la ma- 

 nière suivante : « Il a diminué la longueur de ses branches, et il Ta 

 rendu moins massif, tout en lui conservant la même force ; la vis mo- 

 trice a été placée au-dessus de l'échelle graduée, au lieu d'être au- 

 dessous, et un curseur sur cette échelle permet d'apprécier exacte- 

 ment le degré de la dilatation obtenue. La clef destinée à mettre la 

 vis en mouvement a été grandie, afin que l'opérateur pût avoir sur 

 elle une prise plus solide, et que le levier qu'elle représente étant aug- 

 menté, le jeu de cette vis fût rendu plus facile. Cette clef peut être 

 ôtée à volonté, ce qui permet de diminuer d'autant le poids de l'ins- 

 trument lorsqu'il est laissé à demeure sur le pied, et ne l'expose pas à 

 être heurté par le sabot opposé, lorsque le membre sur lequel on opère 

 est laissé à l'appui. Enfin les griffes terminales des branches sont dis- 

 posées de telle façon que, lorsque l'instrument est en place, leurs 

 dents forment une série oblique d'avant en arrière et de dedans en de- 



