egg Physikalische und chemische Prüfverfahren 



währt hat, aber auch für die Sedimentationsanalyse von Pflanzenschutzmitteln 

 durchaus geeignet erscheint. Man pipettiert bei diesem Verfahren zu bestimmten 

 Zeitpunkten aus gewissen Tiefen der ursprünglich homogenen Aufschlämmung 

 eine Probe und bestimmt die in ihr enthaltene Stoffmenge. Bei Substanzen vom 

 spez. Gew. der Gesteine gestattet der Apparat unter Benutzung von Wasser als 

 Sedimentationsflüssigkeit Messungen innerhalb des Korngrößenbereichs von 

 etwa 30 bis 0,3 //, unter Benutzung von Glykol von 100 bis 1 ^, mit Glyzerin 

 herauf bis zu etwa 30O fx, d. h. herauf bis zu den halbfeinen Sieben. Für eine 

 Analyse werden 5 bis 1 5 g benötigt. 



KauP) empfiehlt als Dispersionsmittel für feinere Kornbereiche Isobutyl- 

 alkohol (Sdp. 106°), für gröbere ,,Palatinol A" (Phthalsäurediäthylester, Sdp. 

 280"). Die Entfernung des letzten aus den abpipettierten Proben erfolgt nicht 

 durch Abdestillieren, sondern durch Filtration. 



Da zur Auswertung der Pipettemethode ebenfalls das Stokessche Gesetz 

 benutzt wird, muß die Forderung dieses Gesetzes nach einigermaßen kugel- oder 

 würfelförmigen Teilchen erfüllt sein. Beim Vorliegen ausgesprochen stäbchen- 

 oder tafelförmiger Teilchen sind Korrektionskonstanten notwendig. 



Der Revolversedimentierapparat von Hengl und Reckendorfer ist unter 

 den Spritzmitteln beschrieben. 



Die verschiedenen Verfahren der Korngrößenbestimmung, wie Sedimentation, 

 Schlämmung, Windsichtung, Siebung und mikroskopische Ausmessung beschreibt 

 auch Gonell.2) 



Das Schüttgewicht ist das Gewicht eines Kubikzentimeter Staub bei loser 

 Schüttung. Es ist sehr verschieden vom wahren spezifischen Gewicht und könnte 

 auch als scheinbares spezifisches Gewicht bezeichnet werden. Außer vom wahren 

 spezifischen Gewicht ist das Schüttgewicht von anderen Größen, z. B. der Korn- 

 feinheit, abhängig. 



Man hat zwischen loser und fester Schüttung zu unterscheiden. Es ist klar, 

 daß die Erzeugung einer bestimmten Festigkeit der Schüttung eines Pulvers 

 sehr schwer erzielbar, aber die unerläßliche Vorbedingung reproduzierbarer 

 Werte ist. Das Schüttevolumen bei loser Schüttung ist beträchthch größer als 

 das Volumen eines durch Klopfen oder andere Maßnahmen möghchst fest zu- 

 sammengedrückten Staubes, dieses aber wiederum größer als das Volumen des 

 im Vakuum geschütteten Staubes. Kleiner als alle diese Volumina ist endlich 

 die wahre Raumerfüllung der festen Teilchen, die nur durch Flüssigkeits Verdrän- 

 gung annähernd zu bestimmen ist. 



Zur Feststellung des Schüttgewichtes (bei loser Schüttung) können sehr ein- 

 fache Methoden dienen, z. B. die von Hilgendorff^) angegebene. Ein zylin- 

 drisches Glasgefäß mit geschhffenem Rand von 4 — 6 cm Höhe und 3 cm Durch- 

 messer, dessen Volumen mit Wasser genau auszumessen ist, wird mit der zu 



1) Kaul, E., Angew. Chem. 48. 1935. 397—398. 



*) GonelJ , H. W., Arch. f. Techn. Messen: Staubtechn. Messungen, 1935. V, 98O — 1 ; Korn- 

 größe und Kornzusammensetzung v. Stauben, AUgem., Bestimmungsverf., Darstellung und 

 Auswertung, 1935, V, 982 — 1, 2, 3 (reichhalt. Literaturangaben). 



») Hilgendorff , G., Nachr.-Bl. f. d. Deutschen Pflanzenschutzdienst 7, 1927. 5- 



